— 813 — 
Pratica della riduzione. 
Abbiamo detto sopra della forinola degli errori strumentali e dell’orologio valida 
per l’osservazione di una coppia con l’inversione dello strumento a metà dell’osser¬ 
vazione di ogni stella. Se indichiamo con T w — T B la differenza dei tempi del pas¬ 
saggio al primo verticale delle due stelle di una coppia, ottenuti da un orologio 
perfetto, con uno strumento perfetto, si ha: 
T w — T B = tempo dell’osservazione a 0 — tempo dell’osservazione a E; 
-f- andamento dell’orologio nell’ intervallo dei due tempi ; 
-J- correzione strumentale X cosec g >. 
Correzione strumentale: 
— variazione dell’azimut tra W e E ; 
-f- \ differenza della collimazione nelle 2 posiz. (N-S) dello strum. a E X cosec Sv, ; 
-j- -f- » » » » » (S-N) » » affX cosec * E ; 
+ \ inclinazione media » » » » » a WX cotg z w ; 
-[- inclinazione media » » » » « a EX cotg s B ; 
-f- termine in c * 
dove con strumento a W. cosec e simili intendiamo rispettivamente strumento 
nelle condizioni dell’osservazione a W, cosecante della distanza zenitale della stella 
osservata a W e simili. 
L’andamento dell’orologio va applicato positivamente alla differenza dei tempi 
presa in valore assoluto se l'orologio ritarda. 
La variazione dell’azimut va applicata positivamente alla differenza dei tempi 
presa in valore assoluto se lo strumento ruota da N verso E (generalmente questa 
correzione è nulla). 
La differenza delle due collimazioni a'E è positiva se la linea di collimazione 
si sposta verso N (generalmente questa correzione è nulla col micrometro a fili fissi). 
La differenza delle due collimazioni a W è positiva se la linea di collimazione 
si sposta verso S (generalmente questa correzione è nulla col micrometeo a fili fissi). 
La correzione dell’inclinazione è positiva se l’estremo N dell’asse di rotazione 
è più alto (quindi convien prendere positive le indicazioni della livella quando lo 
zero è a S). 
Il termine in c l vale 
M w Me = -f- - : ~ Y “l - O 7 7 à 
2n tg s w tg (f sen cp sen z zn tg z E tg y> sen <p sen 2 z E 
dove con 2 c 2 si intende la somma dei quadrati, delle collimazioni degli n fili o 
contatti osservati. 
