— 314 — 
Col micrometro registratore si ha differenza nelle collimazioni a E ed a W : 
nel combinare i contatti si può fare in modo che le due attrazioni corrispondenti 
distino di un contatto o di una interruzione. Converrà che distino di un contatto 
coi tamburi dei contatti tipo Bamberg (cioè a durata dei contatti costanti) che 
distino di una interruzione coi tamburi dei contatti tipo Repsold (cioè a durata dei 
contatti variabili, ma a durata dell' interruzione costante). Nel primo caso il termine 
relativo è additivo per entrambe le posizioni dello strumento. Nel secondo è sottrat- 
tivo. Se non è da ammettere una variazione in d (ampiezza dei contatti o dell’ in¬ 
terruzione -f- il passo perduto della vite) per le due stelle di una coppia, il termine 
correttivo è per ogni coppia 
d [cosec — cosec s E ] cosec (p . - 
dove d sarà positivo nel primo caso, negativo nel secondo. 
La correzione del tempo dei passaggi in primo verticale per l’aberrazione diurna 
tanto a 0 che a E è nulla. Albrecht (loc. cit., pag. 93) dà erroneamente come ef¬ 
fetto dell’aberrazione sui tempi dei passaggi in primo verticale 
-f- 0 S .021 cos z . 
Per il calcolo delle correzioni strumentali giovano le norme seguenti: 
Se non- vi è diversità di collimazione nei passaggi a W e a E, cioè se non vi 
è variazione di collimazione nelle due posizioni che lo strumento assume con l’in¬ 
versione o se la variazione è uguale a E e a W si può preparare per ciascuna coppia 
il termine 
(cosec Zvf — cosec z E ) cosec y> 
e se la differenza della collimazione C [costituita generalmente dall'ampiezza del 
semicontatto e dal passo perduto] è costante durante il periodo delle osservazioni 
di ciascuna coppia addirittura il termine 
C [cosec z w — cosec £ E ] cosec y 
Al coefficiente dell’ inclinazione per ciascuna stella 
ctg z cosec (f 
può esser congiunto vantaggiosamente il valore di una parte o della doppia parte 
della livella in modo da operare poi con l’ inclinazione dello strumento in parti o 
colla differenza, sempre in parti, della posizione del centro della bolla. Per unifor¬ 
mità, anche la correzione della inclinazione è opportuno sia applicata a T w — T E 
anziché ai singoli tempi. È più semplice applicare alla differenza dei tempi tanto 
la correzione per l’andamento dell’orologio, quanto quella della variazione d’azimut. 
Spesso sono molto utili delle tabelle che diano la correzione, dati l’importo dell’er- 
