319 — 
al numeratore uguale o minore a 0.1 si ha per una unità della 7 a di errore nel 
numeratore della prima forinola un errore uguale a un centesimo di secondo d’arco. 
Ma in generale la differenza dei logaritmi dei detti termini è molto maggiore di 
0.1 nel peggiore dei casi, anzi non lontana da 0.7; ed allora per uno stesso errore 
nel detto numeratore si ha un errore metà nella latitudine, cioè di 0".005 : la • 
sottrazione vien dunque realmente eseguita con sicurezza. La seconda forinola che 
dà y può esser migliore della prima se le due declinazioni sono molto diverse e t 
è prossimo a 6 h . 
L’ ultima forinola dà (p mediante il coseno per le latitudini italiane altrettanto 
bene come ne darebbe una per seno, e meglio che una per seno per latitudini boreali. 
In T-w — T b si terrà conto dei millesimi di secondo in tempo, che conviene 
conservare anche per le ascensioni rette, e così si prenderanno le ó dal catalogo te¬ 
nendo i centesimi di secondo d’arco e il calcolo verrà fatto con logaritmi a 7 decimali. 
Saggio di osservazioni. 
Come illustrazione di quanto precede renderemo qui conto di alcune osserva¬ 
zioni. Esse sono le prime eseguite col nuovo metodo delle coppie in primo verticale, 
e partecipano delle deficienze che generalmente accompagnano le osservazioni che 
iniziano delle nuove serie: dovevan servire, dopo lo studio teorico che è l’oggetto delle 
pagine precedenti, come introduzione all'osservazione sistematica di coppie di stelle, 
per la investigazione delle variazioni di latitudine e segnatamente del termine di 
Kimura: e nel loro corso sono, di tratto in tratto, apparse necessarie delle modifica¬ 
zioni al modo di osservare, e persino la sostituzione di parti dello strumento ado¬ 
perato. E, d’altra parte, anche la riduzione che qui si riporta è sommaria nel senso 
che furono adoperate delle costanti strumentali provvisorie, e fu trascurata, perchè 
non ancora conosciuta, la correzione delle irregolarità dei perni dello strumento, irre¬ 
golarità che non è piccola, come vedremo. 
Si è fatto uso di uno strumento dei passaggi di Bamberg di 90 min. di 
apertura e 90 cm. di distanza focale, messo nella cupola della torre Est dell’ Os¬ 
servatorio di Capodimonte. In essa il pilastrino di osservazione poggia su un 
grande pilastro di 20 metri circa di altezza, non indipendente dal resto dell’edificio : 
in particolare poggia su di esso la scala di accesso alla cupola e il pavimento in 
muratura della cupola stessa. Fu eseguito un pavimento in legno che non tocca il 
pilastrino, ma necessariamente poggia sul pavimento di muratura alla periferia. La 
copertura della cupola è costituita da una mezza sfera di m. 3.50 di diametro, con 
un’apertura di 50 cm. di larghezza che l’attraversa tutta. Gli sportelli dell’apertura 
sono quattro, tutti piani, che nella figura appaiono due verticali (a, d) e due in¬ 
clinati (b e c ); gli inclinati che coprono la parte alta della cupola, quando sono 
aperti restano diritti sul cielo della cupola stessa in modo che il raggio visuale 
passa parallelo ad essi; uno si alza da una parte della fessura, e l’altro dall’altra: 
la cupola aperta perde la sua simmetria, per le sporgenze, che così vi si aggiungono, 
dell’altezza di 50 cm. 
