— 321 — 
pennino. Verso 0 corre per quaranta metri sulla terrazza dell’Osservatorio, a poco più 
di un metro d’altezza, poi sull’alberato, anche da questa parte in declivio : il livello 
scende solo fino a 60 m. per risalire a formare a 3 Km. la collina dei Cangiani 
alta 280 m. e a 6 quella dei Camaldoli, alta 460 m. Superati i Camaldoli, la vi¬ 
suale ha al disotto il declivio che scende fino quasi al livello del mare, poi il ter¬ 
reno accidentato dei Campi Flegrei ed infine il mare. Da tutto questo risulta che 
le condizioni, pur non essendo ottime, non possono dirsi del tutto cattive. 
L’osservazione è consistita nella determinazione del tempo del passaggio in 
primo verticale di coppie di stelle di declinazione quasi uguale, passanti l’una a B 
e l’altra a W a brevissimo intervallo. Ciascun passaggio fu determinato con l’inver¬ 
sione dello strumento, vale a dire risulta composto di due serie di segnali: uno ot¬ 
tenuto con l’oculare a N e l’altro con l’oculare a S. Per l’osservazione fu usato un 
micrometro registratore, da tempo posseduto dall' Osservatorio di Capodimonte, che 
ha lo spostamento dell’oculare in direzione inclinata di un angolo variabile, rispetto 
alla direzione di spostamento del filo mobile. (Venne costruito nel 1903 da Repsold 
su indicazioni del prof. Contarino e doveva servire ad osservazione di stelle zenitali 
all’altazimut nel circolo orario di 6 h ). 
Questo angolo venne determinato in modo da avere la stella nel centro del¬ 
l’oculare per tutta la durata di osservazione. In fatto apparve superfluo farlo variare 
per ogni stella, giacché esso risultava sempre di poco diverso, e venne tenuto quasi 
costantemente uguale a un valore medio. 
La vite del micrometro registratore ha un tamburo con sei contatti di dimen¬ 
sioni disuguali, ma con le interruzioni uguali. Nelle due giaciture dello strumento 
furono osservate generalmente due rivoluzioni all’ incirca, talvolta una o poco più, e 
si son dovuti adoperare tutti i contatti ottenuti, appunto perchè pochi, anziché tra¬ 
lasciarne alcuni in principio, come conviene per avere il buon avviamento della 
mano. Il valore della rivoluzione è di 4 S .888, cosicché i segnali ottenuti per le 
nostre stelle, non molto lontane dallo zenit, distano in media l’uno dall’altro di 
circa 2 S : quelli ottenuti con l’oculare a*N furono combinati con quelli ottenuti con 
l'oculare a S in modo da dover correggere il medio per l’effetto dell’ampiezza di 
mezza interruzione che ci risultò di 0 3 .160. Il passo perduto della vite è minimo, 
inferiore al millesimo di secondo di tempo e fu, in questa riduzione, trascurato. 
L’inclinazione venne determinata leggendo la livella che restava sempre appesa al¬ 
l'asse prima e dopo il passaggio di ogni stella, vale a dire una volta in una posi¬ 
zione dello strumento ed una volta nell’altra. 
Come costante della livella è stato tenuto il valore 0 S .082, determinato nel 1909 
dai proff. Bianchi e Contarino, e non sono state considerate le irregolarità dei perni 
che dal confronto delle inclinazioni ottenute a diverse distanze zenitali risultano non 
piccole. Lo studio di esse è necessario, e sarà compiuto per poter fare la riduzione 
definitiva delle nostre osservazioni. Lo strumento fu messo in azimut coi metodi 
consueti e le variazioni di azimut dovevano essere investigate con l’osservazione 
di due mire, messe l’una nella località Cangiani, a 0 a una distauza di 3 Km. 
a 280 m. sul livello del mare, ed una nella campagna prossima a S. Anastasia, a 
una distanza di 12 Km., ed a 200 m. sul mare. Entrambe sono dunque a meno 
