— 579 — 
che ho intrapreso. Per tali ragioni, io son tornato al muscolo classico per eccellenza, al gastrocnemio 
di rana, scegliendo, per quanto mi fu possibile, animali grossi e robusti. 
Il muscolo era isolato nel solito modo .e fissato per un pezzetto di tibia e per il tendine di 
Achille. Debbo qui notare, che molte volte, per fare due esperimenti perfettamente comparabili tra 
loro, ho dovuto usare i due gastrocnemi della stessa rana. Poiché disponevo di un solo apparecchio, 
dovevo fare le due determinazioni successivamente, ed era necessario impedire, che uno dei muscoli 
rimanesse privo di circolazione. A tal fine legavo strettamente, con un laccio, una coscia della rana 
e amputavo la gamba al di sotto della legatura e di questa gamba adoperavo il gastrocnemio; la 
rana restava viva e da essa toglievo'il secondo gastrocnemio al momento opportuno. In genere facevo 
il primo esperimento nella mattinata e il secondo nel pomeriggio. 
Apparecchio termoelettrico. — Credo inutile ricordare gli apparecchi termoelettrici di forme 
varie, che furono adoperati da Heidenhain, da Pick e dai suoi collaboratori; essi consistevano in 
varie saldature bimetalliche, che si introducevano tra le masse muscolari in esperimento. Più di 
recente, Hill ha costruito apparecchi termoelettrici a guisa di gabbia, composti di 10 o più coppie, 
in cui viene introdotto il muscolo. Questi apparecchi hanno un’estrema sensibilità e possono bastare 
a registrare l’aumento di temperatura, dovuto ad una sola contrazione. Mi sembra però che abbiano 
lo svantaggio di misurare la temperatura della superficie del muscolo soltanto, nella quale il raffred¬ 
damento (anche in causa della evaporazione) è senza dubbio più rapido. A mio parere è meglio 
misurare la temperatura della massa muscolare, mediante un ago termoelettrico, introdotto nell’in¬ 
terno di essa, anche se per conseguire ciò ci si deve limitare ad una sola saldatura. Blix ha usato 
appunto un solo elemento di ferro e costantano, elemento che dà, per 1° di differenza tra le due 
saldature, una forza elettromotrice di 57 microvolt. I miei apparecchi termoelettrici erano costruiti 
di fili di ferro e costantano, del diametro di l /, 0 di millimetro. Le saldature erano fatte con argento, 
e poi limate fino a che divenivano sottili quasi quanto il filo stesso. 
Un filo di ferro di 20-25 cm., costituiva la parte mediana dell’apparecchio termoelettrico e 
alla sua estremità erano saldati due pezzi di filo di costantano lunghi 30-35 cm.. In corrispon¬ 
denza di una delle saldature il filo veniva piegato ad ansa molto stretta e questa ansa era intro¬ 
dotta nella massa muscolare, come dirò più tardi. L’altra saldatura era fissata con seta ad un sottile 
bastoncino e introdotta in un vaso a temperatura costante. La saldatura veniva protetta ed isolata, 
spennellandola ogni volta con una soluzione di lacca in alcool o di paraffina in etere di petrolio. 
Dopo ciascun esperimento, la saldatura, che era stata introdotta nel muscolo, era lavata accurata¬ 
mente con alcool e con etere e poi pennellata di nuovo con la vernice isolante. 
Galvanometro. — Ho usato un galvanometro a specchio di tipo D’Arsonval sensibilissimo. 
Resistenza dell’avvolgimento 4 Sì. 
Graduazione dell'apparecchio termoelettrico e del galvanometro per ridurre gli spostamenti 
della scala a frazioni di gradi centigradi. — Si legano le due saldature, con fili di seta ai 
bulbi di due termometri nei quali, mediante cannocchiali, si può leggere il millesimo di grado. 
I bulbi con le saldature vengono racchiusi in due vasi Dewar ben protetti. In uno di questi si in¬ 
troduce inoltre una piccola ansa di platino saldata a due reofori di rame. L’apparecchio termoelet¬ 
trico vien congiunto al galvanometro. Si fanno così tre letture contemporanee: due dei termometri 
ed una del galvanometro. Dopo qualche ora si è stabilito l’equilibrio delle temperature nelle due 
saldature e il galvanometro è a 0. Si legge l'altezza della colonna del mercurio nei due termometri. 
Poi si fa passare una leggera corrente elettrica nell’ansa di platino, chiusa in uno dei due vasi.di 
Dewar e così si innalza di qualche centesimo di grado la temperatura di una delle saldature. Si 
leggono di nuovo contemporaneamente le temperature dei termometri e lo spostamento del galva¬ 
nometro. Ho ripetuto molte volte queste semplici determinazioni, sia lasciando i bulbi dei termometri 
con le saldature nell’aria dei vasi di Dewar, sia riempiendo questi di acqua o di olio di vaselina. 
Da una media di molte determinazioni mi è risultato che (per temperature tra 12° e 15®) 
10 suddivisioni della scala del galvanometro corrispondono a una differenza di temperatura tra le 
due saldature di 0,013 gradi. 
Calorimetro e apparecchio di sostegno del muscolo. — Questo apparecchio fu da me costruito 
in uri modo abbastanza semplice. In una cassetta di legno, piena di cotone, vengono aggiustati due 
