162 
känd. Som bekant är Majocchi’s hygrometer (Pogg. Ann. 
LIV 148) grundad på denna sednare princip, ehuru måhända 
icke så skarp till detta behof som ifrågavarande apparat. 
1 egenskap af Barometer utgör denna apparat med de 
insatta spetsarne o^ och o a , ungefär samma instrument som 
August’s och Kopp’s differential-barometer, ehuru ej så porta- 
tivt, men dock måhända fullständigare, dels derigenom att 
termometern angifver den temperaturhöjning som alltid inträffar 
vid luftens compression, dels emedan stigröret C är nära utan 
capillaritet, dels ock slutligen derigenom, att coefficienten för 
den aflästa differential-barometerhöjden för hvarje spets här 
kan bestämmas utan jemförelse med någon barometer, endast 
genom mätning af volumerna. 
4. E/i ny Gonyometer. — Herr Wallmaiik förevi¬ 
sade en af honom uppfunnen Gonyometer. Då detta instrument 
först i dessa dagar blifvit så färdigt att det nu kunde före¬ 
visas, och Herr W. ernade snart anträda en långvarigare utrikes 
resa, anhöll han att framdeles, efter hemkomsten, få till K. 
Akademien ingifva en fullständig beskrifning med ritningar jemte 
de försök han med instrumentet då anställt, och att nu få in¬ 
skränka sig till följande korta redogörelse för instrumentets 
inrättning och bruk. 
På en trefot med ställskrufvar står intappad en stark 
vertikal pelare, som har mikrometerrörelse några grader i 
azimuth. På denna pelares öfra ända är fästad en stark ho- 
rizontel dubbelkon, på hvars tappar tvänne armar med hvar 
sin tub äro påsatte så, att dessa tuber kunna erhålla olika 
lutningar emot horizonten, under det deras optiska axlar alltid 
förblifva i samma gemensamma plan och skära vinkelrätt in¬ 
strumentets horizontela axel. Ändamålet med dessa tuber skall 
strax t visas. Igenom nämnde horizontela dubbelkon går kon¬ 
centriskt en tapp, på hvars ena ända, som under instrumen¬ 
tets begagnande är åt höger, vertikalcirkeln sitter. Inuti denna 
