tapp åler går, med friktion mot trenne fjädrar, en cylindrisk 
stålstång som kan föras fram och åter. På ena ändan af 
denna stång (åt höger) sitter en arm, som kan fastbrömsas vid 
stången, och hvilken arm i nedra ändan har en fjäder med 
mikrometerskruf, som kan glida utefter en så injusterad stål— 
skifva, att när den vid armen fästade stålstången skjutes fram 
och åter, denna stång ej alls vrider sig, hvilket kontrolleras 
deraf, att ett på armen fästadt vattenpass står orubbadt. På 
stångens andra (venstra) ända, som äfven når utom tappen, 
hvarigenom den går, sitter orubblig en liten plan ogenom¬ 
skinlig glasskifva *), samt dessutom, och ett stycke utanför 
denna lilla glasspegel, den apparat, som håller krystallen, och 
medelst hvilken denna kan erhålla rörelser i alla riktningar, 
så väl vinkelrörelser som rörelser parallelt med sig sjelf. 
Då nu en krystall, fästad å sistnämnde apparat, skall in- 
justeras, skjutes och vrides ofvannämnde stålstång med den 
lilla svarta spegeln till dess mirens derifrån reflekterade genom 
tubens objectivglas formerade bild ses coincidera med hårkorset 
i den af ofvannämnde tuber som är åt ögat. Sedan stålstången 
numera blifvit på förr nämnde sätt så fästad, att den ej vri¬ 
der sig under åkningen, föres den åt höger till dess krystallen 
kommer under tuben, hvilken är orörlig. Medelst tvänne 
«skrufvar utan ändar« bringas nu ett af de ifrågavarande kry- 
stallplanerna i det läge att mirens derifrån reflekterade och 
genom tubens objektivglas formerade bild infaller på tubens 
hårkors, då detta plan således är parallelt med den lilla 
svarta spegeln. Nu lossas stålstångens brömsskruf, och stången 
vrides omkring sin axel till dess det andra af de ifrågava¬ 
rande planerna gifver reflexion. För att injustera äfven detta, 
begagnas en tredje »skruf utan ända«, som medelst en säker 
tapp, hvilken förut en gång för alla är injusterad vinkelrätt 
*) Idéen att begagna en sådan bjelpspegel vid kristallens injustering 
tillhör som bekant Kupfer. (Se dess Preisschrift über genane 
Messung der Winkel an Krystalien. Berlin 1825, sid. 39.) 
