DOSAGE RAPIDE DU CARBONATE DE" CHAUX. 
321 
Il est donc important que l’eau employée soit à la température 
ambiante et que l’opérateur évite d’échauffer le flacon avec ses mains 
ou autrement. Il ne faut pas non plus que le flacon soit mouillé ex¬ 
térieurement. 
Avec les précautions les plus faciles, réchauffement ne dépasse 
pas 1° à J° */ 4 pour les flacons de 300 centimètres cubes, et 0°,50 
à 0°,75 pour ceux de 600 centimètres cubes. Un degré correspond 
avec les diamètres de tubes manométriques que j’ai indiqués à 
40 ou 45 millimètres de dénivellation. On peut faire les corrections 
d’après ces chiffres, l’emploi d’un thermomètre n’est pas nécessaire. 
Quant aux variations dont j’ai parlé en premier lieu et qui, en né¬ 
gligeant les termes de second ordre, peuvent être représentées par 
des taux pour cent de la dénivellation, voici quelles sont leurs va¬ 
leurs approximatives : 
p. 100. 
Pour un centimètre de mercure dans la pression barométrique.0,30 
Pour un degré de température (Peau occupant un quart du volume du vase). . 0,83 
Pour 20 grammes de terre dans un flacon de G00 centimètres cubes. 1,00' 
Ces coefficients varient quelque peu avec la capacité du flacon et 
le diamètre du tube manométrique. Je les ai calculés au maximum. 
Le premier est tout à fait négligeable et on réduira à peu de chose 
l’influence des deux autres en faisant au début, pour chaque appa¬ 
reil, deux tarages avec 50 ou 75 grammes de terre, l’un à la tempé¬ 
rature de 15° environ et l’autre vers 25°. 
Je donne ces coefficients pour fixer les idées sur l’influence des 
éléments variables et non pour recommander l’emploi usuel des 
corrections ; car, je suis convaincu que les personnes qui se servi¬ 
ront du procédé reconnaîtront bien vite, dans tous les cas ordinaires 
de la pratique, que les corrections sont inutiles, sauf celle relative 
au changement de température pendant l’opération. 
Pour les cas exceptionnels, il vaut beaucoup mieux, comme je l’ai 
dit, refaire un tarage dans les conditions de l’expérience. 
Il ne faut pas oublier que l’appareil n’est pas destiné à des 
travaux scientifiques de précision. Sa nature ne le comporte pas. Il 
s’agit d’obtenir une approximation suffisante avec la plus grande 
simplicité possible dans l’instrument et dans son emploi. C’est pour 
ANN. SCIENCE AÜRON. — 18S6. — 1!. 2t 
