DOSAGE RAPIDE DU CARBONATE 'DE CHAUX. 
Q . » O 
OL'J 
car si l’on prend pour terme de comparaison le résultat d’un tarage 
fait sur une seule hauteur du tube court, le mesurage en une seule 
lois sur un long tube donnerait un chiffre un peu trop faible et le 
mesurage par totalisation un chiffre un peu trop fort. Ces erreurs, 
dans un sens ou dans l’autre sont négligeables. On peut d’ailleurs y 
échapper en faisant aussi le tarage en plusieurs mesures sur le tube 
court, mais il faut un peu d’attention pour éviter que l’eau déborde 
par le haut du tube, parce que le dégagement de gaz dans l’attaque 
du carbonate de chaux du tarage est souvent très rapide. 
Ces détails n’ont pas pour but d’engager à se servir habituelle¬ 
ment d’appareils à tube court, mais d’expliquer que si on casse la 
partie supérieure du tube et qu’on n’en aie pas de rechange, il ne 
faut pas se croire absolument désarmé. Ils répondent aussi à une 
question qui m’a été faite sur l’influence que pourrait exercer sur 
un essai la préexistence pour une cause quelconque d’une certaine 
quantité d’acide carbonique dans le flacon. On voit (pie cette in¬ 
fluence est nulle si le gaz est réparti en équilibre dans l’eau et 
l’atmosphère du flacon. 
Il est facile de se débarrasser complètement* de la gêne du tube 
de verre en ne conservant cpie l’extrémité inférieure qui porte la 
poche et l’extrémité supérieure sur une longueur de dix à douze 
centimètres. Toute la partie intermédiaire est remplacée par un 
tube de caoutchouc de petit diamètre et à parois un peu épaisses. 
Cette modification change le fonctionnement de l’appareil car ne 
pouvant voir le niveau de l’eau dans toute la partie en caoutchouc, 
il faut, pour faire la mesure de la hauteur de ce niveau, l’amener 
dans la partie en verre. Il est donc nécessaire de l’amener au même 
point pour les deux mesures du commencement et de la fin de l’o¬ 
pération, sans quoi le volume du gaz dans le flacon varierait et cette 
variation produirait une erreur indéterminée. 
L’appareil est alors dans des conditions où serait le flacon à tube 
de verre si, au lieu de maintenir ce tube dans une direction invaria¬ 
ble, voisine de la verticale, on l’inclinait au contraire à des degrés 
variables de manière que le niveau de l’eau y fût toujours au même 
point. 
La poche n’a plus à fournir de l’eau pour remplir ia totalité du 
