356 
ANNALES DE LA SCIENCE AGRONOMIQUE. 
construit se compose de deux manchons de cristal A et B, de 10 
centimètres de longueur environ et de 3 centimètres de diamètre. 
Chaque manchon est pourvu de garnitures métalliques qui per¬ 
mettent de le fermer hermétiquement au moyen de 4 vis. 
Les deux manchons peuvent être appliqués bout à bout et la gar¬ 
niture de l’un d’eux, A, est fermée par une plaque de laiton p percée 
d’un très grand nombre de trous; c’est entre les deux manchons et 
contre la plaque perforée de laiton que se trouve placée, maintenue 
par pression, la membrane dont on veut mesurer la perméabilité. 
Les extrémités libres de chaque manchon reçoivent comme garni¬ 
ture métallique un petit tube de laiton de 2 centimètres de longueur 
et de même diamètre que les manchons; ce tube reçoit un bouchon 
dans lequel sont engagés les tubes destinés à Tintroduction des gaz ; 
les tubes sont, ainsi que le bouchon de liège, recouverts d’un lu t formé 
par un mélange de vernis Golaz et de vaseline (ce lut a l’avantage de 
se conserver longtemps dans l’eau sans se fendiller). 
Le manchon A, garni de la plaque perforée p, est muni d’un ther¬ 
momètre t, d’un tube abducteur a à robinet, d’un autre tube ab¬ 
ducteur b à robinet, recourbés tous deux à angle droit vers la partie 
supérieure; sur le tube abducteur b on fixe, au moyen d’un collier 
à gorge c, un manomètre à air libre m dont la partie inférieure 
communique, par une tubulure, avec une petite seringue à mercure s 
qui permet de maintenir le niveau du mercure constant dans la 
branche fermée. 
Le manchon B est muni de deux tubes abducteurs fermés par des 
robinets de verre a et b'. 
Pour monter l’appareil, on place entre les deux manchons la mem¬ 
brane à étudier, collée entre deux lames de mica au moven de géla- 
7 V C/ 
tine glycérinée ; l’ouverture circulaire pratiquée dans les lames de 
mica a une surface de 2 ou de 4 centimètres carrés. 
Une rondelle de papier imprégnée de vaseline est placée sur chaque 
face de la double lame de mica et, pour éviter que la membrane ne 
se colle contre la plaque perforée de laiton, on intercale entre elle 
et cette dernière une rondelle de papier à filtrer qui reste, même 
après la pression, suffisamment poreuse pour faciliter la libre circu¬ 
lation des gaz qui diffusent. On ferme les extrémités des deux man- 
