274 
annales de la science agronomique. 
L’appareil de M. de Mondesir se compose d’un flacon tubulé d’en¬ 
viron 600 centim. cubes. La tubulure inférieure porte, fixé au moyen 
d’un bouchon, un tube manométrique constitué par un tube de 
caoutchouc terminé par un tube de verre dont une extrémité est 
réunie à une petite poche en caoutchouc très flexible placée à l’inté¬ 
rieur du flacon. 
Tarage de l’appareil. — Si l’appareil est neuf, il faut commencer 
par le tarer. La poche de caoutchouc étant pleine d’eau, sans trace 
d’air, mais flasque et non distendue, de telle sorte que le niveau 
vienne un peu au-dessus du coude du tube, on met dans le flacon 
125 cenlim. cubes d’eau, on agite quelques secondes, on débouche 
le flacon et le manomètre, et l’on amène le niveau de l’eau dans le 
manomètre au niveau de l’eau dans le flacon, on marque avec 
un anneau de caoutchouc le niveau de l’eau dans le tube manomé¬ 
trique. On bouche le manomètre. 
On ajoute C gl ',200 de carbonate de chaux pur et sec. Le flacon 
étant refermé, on agile pendant une minute. On ajoute, renfermés 
dans un petit cornet de papier à filtrer, 0 gr ,6 d’acide tartrique pulvé¬ 
risé, on bouche immédiatement, on agite à plusieurs reprises, on 
soulève le tube manométrique, on le débouche, et l’on amène le ni¬ 
veau de l’eau au point de repère. On ht la différence de niveau lors¬ 
que la hauteur reste constante. La dénivellation observée correspond 
à 0 sr ,2 de calcaire. 
Dosage du calcaire dans la terre. — On introduit dans le flacon 
la terre à essayer, en quantité d’autant moins grande qu’elle est 
plus calcaire. On ajoute 125 centim. d’eau, on agite pendant une 
minute, on amène comme précédemment le niveau de l’eau dans le 
manomètre à celui de l’eau du flacon ; on marque avec l’anneau de 
caoutchouc le niveau de l’eau dans le tube et on bouche le mano¬ 
mètre. On ajoute, renfermés dans un petit cornet de papier à filtrer, 
2 gr. d’acide tartrique pulvérisé (en général le triple du carbonate 
de chaux supposé contenu dans la prise d’essai) et on termine comme 
précédemment. 
La pression dans le manomètre étant proportionnelle à la quan¬ 
tité d’acide carbonique dégagé, il est facile, l’appareil étant taré, de 
calculer la quantité de calcaire contenu dans la prise d’essai. 
