266 
Sitzungsberichte 
Osten-Sacken’s über den Dimorphismus der Gallen, die derselbe 
auf Grund eines Fundes an der nordamerikanischen Quercus rubra / 
mit Gallen von C. conflucns Harris aussprach, für unsere Gallwespe 
kaum -festzuhalten. Eine experimentelle Prüfung dieser Frage ist 
mit Schwierigkeiten verknüpft; doch sind dieselben nicht unüber¬ 
windlich, und der Vortragende stellte Mittheilungen über das Re¬ 
sultat derselben seiner Zeit in Aussicht. 
Dr. Gurlt machte Mittheilung von einem neuen Queck¬ 
silber-Barometer , welches, besonders für Reisezwecke, 
von C. George, Stabscommande ur in der königl. gross¬ 
britannischen Marine, erfunden worden ist. Bekanntlich 
sind Quecksilber-Barometer für genaue Höhenmessungen immer noch 
viel zuverlässiger als Aneroid- und Thermo-Barometer, doch bietet 
ihr Transport auf Reisen mit gefülltem Barometerrohre manche 
Unzuträglichkeiten. Deshalb construirte Herr C. George ein In¬ 
strument, das erst bei jedesmaligem Gebrauche gefüllt wird. Eine 
grosse Schwierigkeit beim Füllen von Barometerröhren lag immer 
darin, dass mit dem Quecksilber Luftpartikelchen mitgerissen werden, 
welche sich im oberen Theile der Röhre sammeln und ein voll¬ 
ständiges Vacuum verhindern: deshalb pflegt man die Luft durch 
Eintauchen des gefüllten Rohres in siedendes Wasser auszukochen. 
Diese Operation, die sich auf der Reise nur schwer ausführen lässt, 
ersetzt George durch eine andere, die sogenannte Spiral-Saiten- 
Methode (spiral-cord method). Sie besteht darin , dass man in die 
zu füllende Röhre zuerst eine aus Katzendarm gedrehte Saite, an deren 
Ende eine Krähenfeder befestigt ist, bis auf den Boden einführt, dann, 
das Quecksilber zu 1 / 3 der Höhe darauf giesst,* dasselbe durch Spinnen¬ 
der Darmsaite zwischen den Fingern in langsam rotirende Bewegung 
versetzt und Saite und Feder langsam herauszieht. Hierbei ent¬ 
weicht die dem Quecksilber adhärirende Luft vollständig. Dieselbe 
Operation wird noch zweimal wiederholt, bis die Röhre gefüllt ist. 
Auf diese leichte Weise erzielt Herr George ein Vacuum, ohne zu 
kochen, welches dem von ausgekochten Instrumenten fast gleich ist. 
Ein Vergleich mit einem Normal-Barometer des meteorologischen 
Bureau’s in London zeigte als Mittel von 13 Beobachtungen an 
7 Tagen einen Minus-Fehler von 0,028 Zoll engl., während derselbe 
auf dem Observatorium zu Kew, bei Richmond, bei 54 Beobachtungen 
zwischen 0.05, und 0,081 Zoll engl. lag. Das Instrument ist ein 
leicht zusammensetzbares Gefäss-Barometer; es ist sehr compendiös, 
leicht transportabel und wird von Gould und Porter, 181 Strand, 
in London angefertigt. 
Professor Mohr sprach üb er die Ursachen derErdwärme. 
Dass eine Zunahme der Wärme nach dem Innern der Erde statt- 
