206 
Sitzungsberichte 
Wasser aus dem Weiher zu Poppelsdorf bei Bonn wurde mit einer 
solchen Geschwindigkeit durch Eisenschwamm filtrirt, dass ein dem 
Filter gleiches Volumen Wasser in 10 Min. durchfloss (b). Eiüe 
andere Quantität desselben Wassers wurde nach M e dlo ck’s Vorschrift 
48 Stunden lang mit Eisendraht in Berührung gelassen. Es wurde 
jedoch 5mal so viel Eisendraht, als von M. angegeben genommen, 
und dessen Oberfläche ausserdem noch dadurch vermehrt, dass er nur 
halb so dick, als nach M., angewandt wurde (c); a ist das nur durch 
Papier filtrirte Weiherwasser, die Zahlen sind M. Gr. pr. Litre; 
a b c 
Unorganisches Ammoniak. 0,63 0,91 0,80 
Organisches Ammoniak. 0,77 0,30 0,54 
Verbrauch an kryst. übermangans. Kali . . . 37,63 9,81 33,23 
Ohne weiteren Oommentar ersieht man. aus diesen'Zahlen die 
bedeutenden Vorzüge der Filtration durch Eisenschwamm. Inter¬ 
essant ist die Beobachtung, dass der Eisenschwamm auch das aus¬ 
gekochte destillirte Wasser unter Entwicklung von Wasserstoff 
zersetzt. 
Bezüglich der von Schulze und Trommsdorff^) angege¬ 
benen stärkern Einwirkung des übermangans. Kali auf organische 
Substanz bei Gegenwart von überschüssigem Alkali wurden verglei¬ 
chende Versuche angestellt. Nach Sch. und Tr. wurden pr. Litre 
eines unreinen Wassers verbraucht 41,44 M. Gr. kryst. übermangans. 
Kali, nach dem von Kübel beschriebenen Verfahren bei über¬ 
schüssiger Säure, aber sonst gleichen Verhältnissen, 38,88 M. Gr. 
Nach Abänderung des erstem Verfahrens in der Weise, dass das 
Wasser, wie von Kübel angegeben, zur Entfernung des Ammoniak 
vor Zusatz des Chamäleon bis auf -/g eingedam]3ft wurde, ergab sich in 
der alkalischen Lösung ein Verbrauch von 39,03 M. Gr., also bei 
diesem Wasser wenigstens sehr - wenig mehr, als in saurer Lösung. 
Zur Bestimmung des Ammoniak mittelst des Nessler’schen 
Beagens hat das von Chapman & Wanklyn (Water analysis 
London 1870) S. 51 beschriebene Verfahren den Vortheil, dass auch 
gelblich, oder sonst gefärbte Wasser mit grösserer Genauigkeit zu 
bestimmen sind. Die Schwierigkeit, dass bei dem Vergleich der zu 
bestimmenden mit der Normal-Lösung ein Nachfüllen der Ammoniak- 
Normallösung in der Regel eine Trübung erzeugt und deshalb un¬ 
statthaft ist, wurde in der Weise ümgangen, dass wenn die Ammoniak- 
Normallösung etwas zu stark sein sollte, sie so lange mit geprüftem 
destillirten Wasser verdünnt wird, bis gleiche Farbentöne eintreten 
und umgekehrt. Kennt man die ursprünglichen Volumina (100 C. C.) 
1 ) Fresenius, Zeitschrift 1869 S. 344. 
2 ) Anleitung zur Untersuchung von W'asser von Dr. W, Kübel 
1866 S. 23. 
