jour àTautre n’avait été à notre Observatoire que de 0,19, 
a maintenu cette même marche pendant le transport en 
chemin de fer à une demi seconde près. Je joins au pré¬ 
sent rapport, l’extrait du registre de marches pour les 
Nos 80 0t 88, qui prouveront, d’accord avec la notice men¬ 
tionnée, que ces pièces de MM. H. Grandjean et satis¬ 
font complètement aux exigences du concours, et méri¬ 
tent largement le prix que le règlement prescrit pour le 
meilleur chronomètre de marine. Puisse M. Grandjean 
trouver dans ce beau succès un nouvel encouragement 
à poursuivre son ancien projet d’introduire chez nous la 
fabrication des chronomètres de marine. 
Les chronomètres de poche de tout genre ont été obser¬ 
vés au nombre de 72, dont 48 ont subi pendant un mois 
toutes les épreuves, et 24 n’ont été observés que dans 
une seule position et dans la température ambiante ; ils 
se trouvent classés dans les tableaux ci-joints, d’après la 
régularité de leur marche. Il suffit de jeter un coup-d’œil 
sur ces tableaux, pour s’apercevoir des nouveaux pro¬ 
grès que nos artistes ont faits dans la perfection du ré¬ 
glage, car on y trouve 25 chronomètres dont la variation 
moyenne de la marche d’un jour à l’autre est restée au 
dessous d’une demi seconde et pour 9 seulement parmi 
les 72, cette variation a atteint ou dépassé une seconde. 
Le premier rang est occupé par un chronomètre à an¬ 
cre de M. A. Savoye-Relier, du Locle, à spiral plat avec 
courbe finale de Philipps et sans fusée. Le bulletin de 
marche remarquable, qui se trouve joint à ce rapport, 
montre que la marche de cette pièce n’a varié d’un jour 
à l’autre que de 0s,24, et que la plus forte différence pen¬ 
dant tout le mois d’épreuve est seulement de 1®,2. L’iso¬ 
chronisme est presque parfait, et la compensation est suf¬ 
fisante, car la marche diurne ne se ralentit que de 0®, 16, 
pour un degré dont la température augmente. 
Le second chronomètre du tableau, le N® 8032 de M. 
