SUR UN NOUVEAU THERMOMÈTRE MÉTALLIQUE 
à iiiaüLiiiia et mini nia 
de MM. Hermann et Pfistcr à Berne. 
(Voir la séance , page 216 .) 
On sait que parmi les instruments des stations météorolo¬ 
giques les thermomètres à maxima et rninima sont encore 
aujourd’hui les moins parfaits et les moins commodes, malgré 
les nombreux efforts que les physiciens et les constructeurs 
ont faits pour doter la météorologie d’instruments de ce genre 
qui satisfassent aux exigeances d’exactitude et de sensibilité. 
Sans vouloir entrer ici dans une critique des différents sys¬ 
tèmes qu’on a inventés, on doit convenir que le but n’est pas 
encore parfaitement atteint, et que meme les meilleurs instru¬ 
ments de ce genre laissent plus ou moins à désirer; car pour 
ne pas parler des thermomètres à tlotteur, dont on connaît 
tous les inconvénients, presque tous exigent — pour pouvoir 
se fier à leurs indications — que l’observateur détermine fré¬ 
quemment leur correction, en les comparant à un thermo¬ 
mètre normal, peu avant ou après le moment du maximum 
ou du minimum., et qu’il apporte aux lectures des tempéra¬ 
tures extrêmes les corrections qui résultent de cette compa¬ 
raison. Ce n’est qu’avec cette précaution que l'exactitude de 
la plupart des therrnométrographes devient comparable à 
celle des thermomètres ordinaires; mais elle demande des 
soins d’observation et de calcul qu’on peut ditTicilernent exiger 
des observateurs ordinaires des stations météorologiques. 
C’est là certainement la raison pourquoi on a renoncé presque 
partout à munir les stations ordinaires de pareils instruments, 
et cependant les températures extrêmes constituent une des 
données les plus importantes pour la météorologie et la cli¬ 
matologie. On comprend donc que si l’on parvenait à con¬ 
struire des thermomètres à maxima et rninima, qui seraient 
