222 
à la fuis exaels et commodes d'usage, en dispensant du con¬ 
trôle conlinuel dont nous avons parlé, on rendrait un vrai 
service à robservalion météorologique; et chaque tentative 
qu’on fait dans cette direction est digne de l'intérêt des mé¬ 
téorologues. 
Ces considérations m'engagent à vous soumettre aujour¬ 
d’hui un nouveau thermométrograjrbe, construit par MM. Her¬ 
mann et Pfister, habiles mécaniciens de I^’eime ; d’a})rès un 
examen sérieux, cet instrument me semble réj)ondre aux 
besoins des stations météorologiques ordinaires. L’instrument 
est un thermomètre métallique, c’est-à-dire une spirale bimé¬ 
tallique en acier et laiton, dont l’extrémité libre s’ouvre ou 
se ferme davantage, à mesure que la température monte ou 
baisse. Sur le même plateau en fonte, qui porte l’axe de la 
spirale, est fixé à une distance de 3 cm. un autre axe au¬ 
tour duquel peuvent tourner librement deux aiguilles légères 
en laiton, dont les pointes parcourent un cercle divisé en de¬ 
grés. Chacune de ces aiguilles porte une goupille, qui vient 
s’appuyer l'une de droite, l’autre de gauche, contre la tige 
qui termine l’extrémité de la spirale tbermométrique. Lorsque 
la tem])érature monte, cette tige allant à gauche pousse de- 
>'ant elle l’aiguille gauche jusqu'au moment de la ])lus haute 
temjiéi’atlire, et la laisse dans la position qui correspond au 
maximum, que l’on peut ainsi lire sur la division ; lorsqu'alors 
la température vient à baisser, la tige de la spirale qui se 
ferme, allant à droite, pousse devant elle l’autre aiguille du 
côté droit jusqu’au point du minimum, que l’on trouve ainsi 
indiqué sur la division par la pointe de raiguille droite. Aprè^ 
avoir relevé chaque jour à une heure fixe les températures 
extrêmes qui ont eu lieu, on pousse à la main les deux ai' 
guides jusqu’à ce qu’elles viennent s’apj)uyer avec leurs gou- 
})illes contre la tige de la s})irale; dans cette position les 
flèches des deux aiguilles se superposent et indiquent sur la 
division la température actuelle du moment. A partir de là 
le jeu de l’instrument recommence de nouveau. La division, 
en degrés du thermomètre centigrade, est tracée expérimen¬ 
talement et permet d’évaluer les cinquièmes de degré; elle 
va depuis — 30® à -+-50®. Deux vis de corrections qui tournent 
