' V' 
— VA — 
()n peut remarquer une égalité encore plus parfaite 
pour les différents genres de spiraux ; car je trouve : 
77 chr. à spiral plat (courbe Philipps) avec une var. moy. de 0^57 
21 » » cylindrique » » 0,58 
Le spiral sphérique ne s’est rencontré dans aucun 
des chronomètres observés cette année. 
Quant au réglage du plat au pendu, on peut cons¬ 
tater, comme déjà l’année précédente, une légère su¬ 
périorité pour le spiral plat ; car 
•16 clir. à spiral pl. ont donné une var. du plat au pendu de 2%38 
17 » » cylind. » » » » 2,61 
^ Moyenne : 2% 44 
On voit donc aussi pour le réglage des positions un 
progrès marqué, puisque en 1867, la variation moyenne 
• du plat au pendu était encore de 3^57. Il en est de même 
pour la compensation des balanciers ; car les 77 chro¬ 
nomètres qui ont été essayés à Tétuve, ont donné 0^15 
comme variation moyenne pour 1 ^ de température ; 
pour 32 d’entre eux, cette variation est restée au-des¬ 
sous de l et pour 51 elle n’a pas dépassé 0^2 ; 
3 chronomètres ont montré une compensation parfaite; 
pour 34 la compensation était trop faible, et 41 ont 
été surcompensés. 
Voici comment la compensation des balanciers s’est 
perfectionnée d’année en année : 
La variation moyenne pour 1 ^ de température était 
1864 
0^48 
1865 
0 ,45 
1866 
0 ,36 
1867 
0,16 
1868 
0 ,15 
