374 
Séance du 23 décembre 1869. 
Présidence de M. Louis Coulon. 
MM. Coiilon et Favre présentent comme candidat 
M. James Lardy, ancien pasteur de Rochefort. 
M. Hipj) montre à la Société un nouvel anémomètre 
enregistreur qu’il vient de construire pour l’observa¬ 
toire météorologique central de Vienne, et dont il ex¬ 
plique la construction mécanicpie et le jeu électrique. 
Pour éviter l’inconvénient grave que présentent les 
anémomètres dont l’enregistrement est ol)tenu par des 
moyens purement mécaniques, inconvénient qui con¬ 
siste à rapprocher l’appareil enregistreur de l’anémo¬ 
mètre et par conséquent à exposer cet appareil néces¬ 
sairement délicat aux intempéries de l’air, ou bien à 
placer l’anémomètre dans un endroit qui n’est pas ex¬ 
posé tout à fait librement aux vents, M. lîipp a résolu 
le problème d’enregistrer la vitesse du vent électrique¬ 
ment, ce qui permet d’avoir l’appareil enregistreur 
dans son cabinet et de placer ranémomètre h une dis¬ 
tance quelconque en plein air, puisqu’il suffit de le 
relier à l’autre par quelques fils. 
Voici en quelques mots la construction de cet in¬ 
strument météorologique : 
M. Hipp a choisi l’anémomètre de Robinson à quatre 
ailes, dont les dimensions sont telles que 60 tours de 
la roue correspondent à 50"^ de chemin parcouru par 
le vent; Taxe vertical des ailes porte en bas une vis 
sans fin qui s’engrène avec une roue à 120 dents, de 
