457 
varié celle de la cave ; il s’est trouvé qu’une élévation 
de la température des piliers, de produisait un 
écart vers l’extérieur pour le pilier gauche de 0mm,0097, 
pour le pilier droit 0mm^0026, 
et un abaissement de T dans la température des piliers 
a produit un écart vers l’intérieur 
pour le pilier gauche de 0“”,0060 , 
pour le pilier droit de 0"'“,0016 
Tandis que, en tenant la température de la cave, et 
par suite celle des piliers constante, dans les limites 
d’un degré environ, on trouvait les microscopes inva¬ 
riables à dz 0™,0008 près. 
Voyant ainsi qu’à condition de maintenir la tempé¬ 
rature de la cave aussi constante que possible, on pou¬ 
vait réduire les mouvements des piliers à une quantité 
encore sensible, mais qui ne compromettrait pas la 
détermination du coefficient de dilatation, nous avons 
répété dernièrement nos observations, en maintenant 
soigneusement la température de la cave constante, 
tout en variant celle de l’auge et de l’étalon ; dans ce 
but, nous avons revêtu l’auge, qui contient l’étalon, 
d’un matelas formé de corps mauvais conducteurs et 
d’un manteau de bois. 
De cette façon, nous avons obtenu un résultat satis- 
O y 
faisant, car treize séries d’observations, variant entre 
les températures de 5",4 et de 25®,9, nous ont donné 
pour le coefficient de dilatation de notre étalon d’argent 
0,000018387 
±1 0,000000116 
et ce coefficient représente chacune des séries avec une 
erreur moyenne de ± O"*,00278. Cette erreur est encore 
assez considérable, surtout si on la compare avec l’er- 
30 
BUL. SOC. SC. NAT. T. VIII, II1*= C. 
