10 
la direction duquel il avait été commandé, ayant été ap¬ 
pelé à Zurich fort peu de temps après qu’il eut été ter¬ 
miné et monté ; depuis son départ il n’a pas été employé 
à des observations faites d’une manière suivie et régu¬ 
lière qui eussent pu amener à une étude complète de 
l’instrument et qui eussent permis de remédier à quel¬ 
ques défauts de construction. Il ne m’avait malheureuse¬ 
ment pas été possible, eu égard aux occupations qui me 
retenaient à Genève, de me rendre à Berne quelque temps 
à l’avance, afin de faire une étude de l’instrument par 
quelques séries d’observations préliminaires ; n’ayant pu 
y arriver que le 26 juin, c’est-à-dire quatre jours avant 
l’époque fixée pour le commencement des observations 
correspondantes de longitude avec l’Observatoire de Neu¬ 
châtel ; il ne fut même pas possible de mettre à profit ce 
peu de jours par suite du mauvais temps persistant. 
C’est ainsi qu’au bout de quelques jours j’ai pu découvrir 
une défectuosité de l’instrument qui a pu nuire à f exac¬ 
titude des premières observations ; le ressort fixé au 
coussinet à fune des extrémités et destiné à maintenir 
l’axe dans la même position, dans le sens de l’est à 
l’ouest, pouvait, en raison de sa forme et de la manière 
dont il s’appuyait contre l’axe, gêner la lunette dans son 
mouvement et causer de petits déplacements, en parti¬ 
culier une incertitude dans finclinaison, dont la réduc¬ 
tion complète des observations fera connaître le montant. 
U a été facile de remédier à cet inconvénient et fincli¬ 
naison de Taxe a présenté une constance beaucoup plus 
grande depuis la réparation. 
)) Le réticule de la lunette porte 15 fils répartis en 
deux groupes, fun de quatre, l’autre de trois, de chaque 
côté du fil 'méridien ; l’intervalle d’un fil à fautre est de 
6 à 7 secondes de temps à féquateur, et fintervalle est 
le double d’un groupe à fautre ; ces intervalles sont 
beaucoup plus longs qu’il n’est nécessaire dans la rué- 
