65 
beim Tragen durch ein in Glas ausgeführtes Gewinde zusammengelegt 
werden kann. Der Vortheil, welcher dadurch für den Transport 
des Barometers beim Höhenmessen entsteht, ist sehr bedeutend 
und wird hoffentlich auf die Vervollständigung der Höhenmessungen, 
der sichersten Grundlage der Kenntniss der Oberflächenformen unseres 
Landes, günstig einwirken. Die beiden Theile des langen Schnabels 
sind in einem rechten Winkel umgebogen und die Stücke sind 
muffenartig ineinander gesteckt und luftdicht eingeschliffen. Die¬ 
selben werden durch einen Bügel von Messing und darin ange¬ 
brachte Federn zusammengedrückt. Der kurze Schnabel ist gefäss- 
artig erweitert und in demselben befindet sich ein kleines Glasrohr, 
dessen obere Fläche den Anfangspunkt der Scale bildet. Dieses 
Glasrohr ist ausserhalb des Gefässes mit einem Schlauch von Kaut¬ 
schuk verbunden, in den das überflüssige Quecksilber abfliesst und 
durch den das Gefäss dann wieder mit der erforderlichen Menge 
von Quecksilber gefüllt werden kann. Das Gefäss ist oben mit 
einem eingeschliffenen Glashahn versehen, durch den die Verbin¬ 
dung mit der Luft bei der Beobachtung hergestellt und bei dem 
Transport abgesperrt werden kann. Dieses so construirte Barome¬ 
ter befindet sich entweder an einem hölzernen oder eisernen Ge¬ 
stelle, welches aus zwei durch ein Gewinde mit einander verbun¬ 
denen Theilen besteht, übereinstimmend mit dem Gewinde des langen 
Schnabels, und daher zusammengelegt werden kann. Wird das Ge¬ 
stell aufgeschlagen, so dient ein an der Bückseite desselben befind¬ 
licher Schieber dazu, um dasselbe festzustellen und in dieser Lage 
völlig sicher zu erhalten. Ist das Glasgefäss geschlossen, das Ba¬ 
rometer zusammengelegt, so kann es ohne Nachtheil m jeder Lage, 
horizontal, senkrecht und schräg transportirt werden. An dem 
Gestelle befindet sich noch ein kleines Loth, um dasselbe in eine 
senkrechte Lage bringen zu können, ein Thermometer, um die Tem¬ 
peratur des Instrumentes und des Quecksilbers zu bestimmen. Das 
Stativ, welches unerlässlich ist, um Beobachtungen im Freien, auf 
kahlen Berggipfeln und überhaupt gerade an bestimmten Puncten 
zu machen, besteht aus zwei Theilen: einem eisernen Dreifuss, der 
zusammengelegt werden kann, dessen Füsse mit Stellschrauben 
versehen sind, um den darauf einzuschraubenden Träger senkrecht 
zu stellen. An diesem Träger wird das Gestell des Barometers 
durch Stifte und Hülsen oben und unten befestigt, und hat alsdann 
eine feste, für die Beobachtungen geeignete Lage. Die Scale des 
Barometers hat einen Nonius, der mit einer Stellschraube und Klam¬ 
mer versehen ist. Die Beobachtung geschieht nur am langen Schnabel, 
da sich die Oberfläche des Quecksilbers im kurzen Schnabel immer 
von selbst richtig einstellt. Der Gang dieser Barometer ist überein¬ 
stimmend mit dem guten Heber- oder Gefäss-Barometer, wie eine 
langdauernde Vergleichung auf der hiesigen Sternwarte gezeigt hat. 
MOV 1 3 1922 
