PI 
nämlich das Sichtbarmachen von Liniensystemen auf einem Ge¬ 
genstände, wo sie früher nicht sichtbar waren oder ihre Sicht¬ 
barmachung mit grösserer Deutlichkeit und Schärfe, und zwar 
lediglich nur dadurch, dass der Gegenstand in hö¬ 
herem Grade von schief auffallendem Licht be¬ 
leuchtet wird. Ein Objektiv von grosser Winkelöffnung 
lässt nämlich mehr oblique Strahlen zu als eins mit gerin¬ 
gerer, die Seitendrehung des Spiegels macht ausserdem, dass 
alle von ihm refleclirlen Strahlen schief auffallen, und der 
Gebrauch der Central Stops schneidet ohnehin alie Central¬ 
strahlen ab, so dass also nur die obliquen Strahlen zugelas¬ 
sen werden. 
Ich besitze ein engl. Glas mit einer Winkelöffnung von 
90° mit einem Cenlral-Stop, womit ich unter Beihölfe einer 
einfachen Condensorlinse mit Stop nicht nur die Liniensy¬ 
steme der Navicula angulala deutlich sichtbar mache, son¬ 
dern sie auch bei glücklicher Einstellung des Condensors 
vollkommen in Punkte auflöse, wovon ich vor wenigen Tagen 
noch mich zu meiner Freude überzeugt habe, und doch ver- 
grössert dieses Glas mit meinem schwächsten Ocular nur 200' 
Mal, während ich mit einem Liniensystem, welches unter den¬ 
selben Verhältnissen 300 Mal vergrössert, bei gleichzeitiger 
Anwendung des Condensors nicht die leiseste Spur der Li¬ 
nien zu sehen vermag. Dieses Objecktiv — No. 9 von Herrn 
Beneche in Berlin — hat freilich nur eine geringe Winkelöff¬ 
nung (70°) ist aber sonst in jeder Hinsicht ein sehr gutes 
Glas von ausgezeichneter Definition'*^). 
*) Vor wenigen Wochen erfreute mich Herr Beneche ganz unerwar¬ 
tet mit einem Besuche. Er hatte ein Objektiv — No. 9 — bei 
sich, welches ohne Anwendung des Condensors und 
ohne Stop die Streifen derNav. angulata auf das 
scliönste zeigte, ja, als ich ein sehr scharfes englisches ücu- 
lar, statt des seinigen, auf sein Instrument setzte, schien er selbst 
durch die Wirkung desselben auf sein Objektiv, überrascht zu 
werden; die Linien lösten sich wirklich Ihcilweise sclion in 
Funkte auf. Bei Anwendung eines Condensors mit Slop, und wenn 
dabei noch ein Stop im Objektiv angebracht würde, bin ich fest 
davon überzeugt, dass man mit diesem vorlrefilichen Glase, was Hrn. 
Beneche alle Ehre macht, die Linien der Angulata mit höchster 
Deutlichkeit und Schürfe in Punkte auHösen wird. Herr Be- 
