96 
man das Licht einer Oel-, oder noch besser einer Gaslampe 
vermittelst einer grossem Beleuchlungslinse (dem Bulls-eye 
der Engländer) auf den Spiegel fallen, wie sich dies ohne¬ 
hin von selbst versieht. 
Was nun noch das Staliv betriffl, so hat bekanntlich 
das von Oberhäuser in Deutschland grossen Anklang gefun¬ 
den, wie es denn auch von Herrn Beneche adoplirt worden. 
Es kann nicht geläugnet werden, dass dasselbe auch wirk¬ 
lich in Vergleich mit den frühem Trommel-Stativen schon we¬ 
gen des freiem und ungehinderten Lichtzutrills grosse Vor¬ 
züge besitzt, denn der Mikroskopist ruft, wie der sterbende 
Göthe vor allem nach „Lichl^ und „mehr Licht^^; aber es 
hat den Nachtheil, dass es nur in perpendikulärer Richtung 
gebraucht werden kann, was bei längerem Arbeiten ausser¬ 
ordentlich unbequem und ermüdend ist. Ich gebe hierin 
der Einrichtung unbedingt den Vorzug, die erlaubt, das In¬ 
strument in jeder, auch in willkührlich zurückgelegler Stellung 
zu gebrauchen , da dabei selbst redend die senkrechte nicht 
ausgeschlossen bleibt, auch bedarf man bei Anwendung der 
Camera Clara nicht noch eines besondern Pultes, da das 
Bild bei geneigter Stellung des Tubus gerade vor dem Ex¬ 
perimentator hinunter auf den Arbeits-Tisch geworfen wer¬ 
den kann. Ebenso ist es bei dieser Einrichtung möglich, 
das Licht — Sonnen-oder Lampenlicht — unmittelbar auf das 
Objektiv wirken zu lassen. 
Ich will jetzt noch die Art und Weise angeben, wie man 
die Winkelöffnung seiner Objektive messen kann. Man macht 
sich zu diesem Zwecke auf einem Breite oder desgleichen 
einen Halbkreis, den man in 180 Grade theilt und in dessen 
Cenlrum man einen kurzen ' Drahtstift senkrecht errichtet. 
Dann nimmt man ein schmales, etwa 1Zoll breites Brett¬ 
chen, welches nach vorn wie ein Uhrzeiger spitz zugeschnil- 
ten und am hintern Rande mit einem kleinen Loch versehen 
ist, durch welches der Drahtstift des Mittelpunktes hindurch 
gehen kann, so dass das Brettchen sich nun wie ein Radius 
über den Halbkreis frei herum bewegen lässt. 
