26 
Die Lage der optischen Axe bei Kalkspath resp. der 
beiden Axen bei Gyps wurde zum teil aus einer in grossem 
Massstabe ausgeführten Zeichnung entnommen, zum teil 
erhielt ich dieselbe durch Rechnung, indem ich die beob- 
achteten Grenzwinkel in die Gleichung (3) einsetzte. 
Durch passende Ventilation wurde die Temperatur 
des Beobachtungsraumes nahezu constant gehalten. Da 
jedoch immerhin kleine Schwankungen innerhalb 1 bis 
Grad unvermeidlich waren, so wurden sämmtliche beob¬ 
achteten Grenzwinkel auf eine passende Mitteltemperatur 
reduciert und zwar nach der einfachen Gleichung 
Nt . 
sm et=-^ • sm et. 
Die Messung des Neigungswinkels der Grenz- 
curve konnte natürlich nur bei homogenem Lichte ausge¬ 
führt werden, bei Benutzung des Spektroscops hat die Nei¬ 
gung der jetzt sichtbaren Grenzcurve nichts mit dem eigent¬ 
lichen Neigungswinkel zu thun. Zur Ausführung der Mes¬ 
sungen war das Fernrohr mit einem drehbaren Faden¬ 
kreuze versehen worden, wobei die Genauigkeit des die 
Drehung bestimmenden Verticalkreises V betrug. Nach¬ 
dem das Nullazimuth in der oben beschriebenen Weise 
ermittelt worden war, wurde die Lage der Grenzcurve bei 
dieser Nullstellung als die Verticallage betrachtet. Die 
Parallelstellung von Faden und Grenze konnte mit einer 
Genauigkeit von 5' — 10' erzielt werden. Um auch hier 
von der Orientierung möglichst unabhängig zu sein, wurde 
die Bestimmung links und rechts vorgenommen. Die Tem¬ 
peratur musste hierbei möglichst constant gehalten wer¬ 
den, da eine Reduction auf eine Mitteltemperatur nicht 
möglich war, indem hierfür keine einfache Beziehung wie 
beim Grenzwinkel vorhanden ist. 
Wie zur Bestimmung des Grenz- und Neigungswin¬ 
kels diente mir das Ko h Ir au sch’sehe Totalreflectometer 
auch zur Messung des Polarisationsazimuthes. Die 
Verwendbarkeit dieses Apparates wird erreicht durch An¬ 
bringung eines um seine Längsaxe drehbaren Nicols, wel- 
