27 
eher bei den Beobachtungen mit homogenem Lichte zwi¬ 
schen Fadenkreuz und Objectivlinse, bei solchen mit weissem 
Lichte zwischen Objectiv und Spektroscopspalt eingeschaltet 
und mit dem Teilkreise fest verbunden wird. 
Die Beobachtungen wurden ausgeführt durch Einstellen 
des Nicols auf das Verschwinden der Grenzeurve resp. auf 
das Intensitätsminimum des in der Nähe dieser Grenze 
s 
reflectierten Lichtes. Dieses Verschwinden tritt bei zwei 
diametral gegenüberliegenden Stellungen des Nicols ein, 
sobald sowohl die Richtung der auf denselben auffallen¬ 
den Strahlen als auch die Längsaxe des Nicols genau mit 
der Drehungsaxe des Fernrohrs zusammenfällt. Sind diese 
beiden Bedingungen jedoch nicht erfüllt, so zeigen die bei¬ 
den Ablesungen Differenzen, die mehr oder minder von 
180° verschieden sind. Man kann diese Fehlerquelle,, 
■welche unter Umständen zu bedeutenden Abweichungen 
Veranlassung geben kann, wenn auch nicht vollständig, 
so doch mit hinreichender Genauigkeit eliminieren, indem 
man aus den Bestimmungen in den beiden diametral gegen¬ 
überliegenden Quadranten das Mittel nimmt ^). Dieses 
Verfahren wurde bei den folgenden Untersuchungen stets 
eingeschlagen. 
Die bei dem angewendeten Beobachtungsverfahren zu 
erreichende Genauigkeit ist dieselbe, wie sie auch bei den 
von Schrauf^) u. a. benutzten Methoden erzielt wurde. 
Sie beträgt durchschnittlich 1 bis IV 2 Grad und kann auch 
durch eine 50malige Wiederholung, wie sie vielfach vor¬ 
genommen wird, nicht wesentlich erhöht werden. 
Ocf. van de Sande-Bakhuyzen, Pogg. Ann. 14& 
p. 259. 1872. — P.,. T. G 1 a z e b r o o k , Phil. Mag. 10 p. 247. 
1880. — J. MConnel, Phil. Mag. (5) 19 p. 317. 1885. 
2) S c h r a u f 1. c. 
