61 
erhalten wir als möglichen Gesamtfehler der Dichtebestim¬ 
mung : 
(für Acetylentetrabromid. 0,00015 
(für Aethylenchlorid. 0,00005. 
2. Bei Bestimmung des Brechungsexponen¬ 
ten werden Fehler entstehen: 
a) bei Messung der Temperatur, 
b) bei Ablesung der entsprechenden Ablenkung, 
c) bei Ablesung der geraden Durchsicht, 
d) bei Messung des brechenden Winkels. 
Da zwischen Einstellung und Ablesung des Thermo¬ 
meters kaum zwei Sekunden vergehen, so kann man die 
abgelesene Temperatur als die im Moment der Einstellung 
vorhandene ansehen. Dann können wir wieder die Fehler 
a) und b) als Beobachtungsfehler betrachten, die ebenso 
häufig einen zu grossen als einen zu kleinen Wert ergeben, 
und daher ihren Einfluss auf das Resultat aus den Diffe¬ 
renzen zwischen beobachteten und berechneten Brechungs¬ 
exponenten ableiten. 
Legen wir die Brechungsindices der K-Linie bei Ace¬ 
tylentetrabromid zu Grunde, bei welcher Beobachtungs¬ 
reihe die geringste überhaupt vorkommende Anzahl von 
Messungen gemacht wurde, so folgt für den aus allen 
Werten berechneten Brechungsexponenten für 20® ein mög¬ 
licher Fehler von 0,000010 (= 2mal dem wahrscheinlichen 
Fehler). 
Die Fehler c) und d) sind, als für dieselbe Beobach¬ 
tungsreihe constante Fehler, wieder von grösserem Einfluss. 
Die gerade Durchsicht, welche mit der Richtung des ge¬ 
brochenen Strahles den Ablenkungswinkel ö giebt, wurde 
als Mittel von 3 bis 4 Beobachtungen vor und nach jeder 
Untersuchungsreihe genommen; ebenso viele Messungen 
zur Bestimmung des brechenden Winkels cp fanden statt. 
Nehmen wir die grössten Differenzen der zusammengehöri¬ 
gen Messungen als möglichen Fehler an, 5" für q) und 10'' 
für d, so bekommen wir den ungünstigsten Fall, wenn wir 
diese Fehler mit entgegengesetzten Vorzeichen in die For¬ 
mel für n einsetzen: 
