Sitzung vom 3. Juni 1889. 
33 
sehen In den Glas-Filtrirtrichter wurde ein ungefähr 15 mm dicker 
m sich geschlossener Ring von weichem Gummi, auf ungefähr zwei 
Drittel der Hohe, lose eingelegt. Derselbe diente als Träger für 
einen porosen Trichter von unglasirtem Steingutbisquit. welchen der 
leider auch zu früh verstorbene intelligente Direktor Strasbu rger 
die Gute hatte, mit mehreren anderen Stücken für mich auf der 
hiesigen Steingutfabrik anzufertigen. 
Solche Trichter, welche zwar porös, aber doch fest und stark 
sein müssen, um den Luftdruck aushalten zu können, haben ähn- 
hche Eigenschaften wie die porösen Thonzellen der galvanischen 
Batterien. Fabriken, welche solche Thonzellen herstellen, werden 
auch derartige poröse Filtrirtrichter liefern können, ähnlich auch 
die Steingutfabriken. Es hat sich beim Gebrauch als zweckmässig 
erwiesen, die Trichter vor der Benutzung mit verdünnter, eventuell 
mit concentrirter Salzsäure gut auszulaugen und nachher mit reinem 
V\ asser gut auszuvvaschen. Abgesehen von der hierdurch gesicher- 
^n Keinerhaltung der Niederschläge oder des Filtrates, wird die 
Durchlässigkeit für das letztere gesteigert. 
j Apparat zu arbeiten, werden die vier Hähne 
und der Trichterhals gut eingefettet und nach dem Einsetzen des 
Glastriehters in diesen der Gummiring und weiter in diesen der 
porose Filtertrichter eingelegt. Das Bohr an dem Hahn in der Ein- 
fulloffnung des oberen Ballons, der Saugehahn, wird mit dem dick¬ 
wandigen Gummischlauch einer Wasserluftpumpe in Verbindung ge¬ 
rächt. Der untere Ablaufhahn wird geschlossen am unteren Ballon, 
leser mit dem oberen Ballon durch den Dreiwegehahn direkt in 
Verbindung gebracht und der obere Ballon mit dem Trichter durch 
en in seinem Halse befindlichen Dreiwegehahn ebenfalls direkt 
verbunden. 
Sobald die Luftpumpe angelassen und der Saugehahn geöffnet 
ist, druckt man den porösen Filtrirtrichter in den Gummiring hin- 
ein. Dieser schliesst die beiden Trichter gegen sich und von der 
ausseren Luft aussen ab, so dass der Luftdruck nur auf die Innen- 
tiache des porösen Trichters wirken kann, wodurch er nieder und 
est gehalten wird in dem Gummiring und bei richtigem centrischen 
Einsetzen den Glastrichter an keiner Stelle berührt. Werden zu 
filtrirende Niederschläge nun in den porösen Bisquittrichter einge¬ 
gossen, so sieht man alsbald die Flüssigkeit an dessen Aussenwand 
ai austreten und nach der Spitze hinab tröpfeln, zunächst in den 
oberen und dann allmählich in den unteren Ballon. 
Ist dieser gefüllt und will man das Filtrat untersuchen oder 
anderweitig benutzen, so dreht man den unteren Dreiwegehahn um 
90 und setzt den unteren Ballon mit der äusseren atmosph. Luft 
m Verbindung. Durch den unteren Ablaufhahn kann nun das Fil¬ 
trat abgelassen werden aus dem unteren Ballon, während sich im 
Sitzungsb. d. niederrbein. Gesellschaft in Bonn. 1889. 3 
