24 
in der Stunde, durch das Uhrwerk eines Regulators getrieben, unge¬ 
fähr 2 Zoll weiter und hält überhaupt mit dem Gange des Regula¬ 
tors vollständig gleichen Schritt, so dass man auf dem Streifen, der 
mit Zeiteintheilung versehen ist, dem Stifte des Hebels gegenüber 
genau Stunde und Minute ablesen kann. Ohne weitere Erklärung 
wird der Apparat nun verständlich sein und sind nur noch seine 
Yortheile kurz zu erwähnen. Stellt man derartige Apparate in 
der Rheinprovinz, etwa in Entfernungen von 5 zu 5 Stunden, auf, 
und richtet alle Uhren so, dass sie genau zusammen gehen. — elek¬ 
trische Uhren wären hier am Platze — so wird im Falle eines Erd¬ 
bebens dasselbe auf allen Papierstreifen genau nach Stunden und 
Minuten verzeichnet werden und wird man aus Vergleichung der 
verschiedenen Papierstreifen Folgendes ersehen können: 
1) genau Stunde und Minute, an welchem das Erdbeben an dem 
betreffenden Orte eingetreten ist: 
2) aus der Anzahl der Punkte lässt sich auf die Dauer der Pen¬ 
delschwingungen und somit auf die relative Heftigkeit des Erd¬ 
bebens schliessen; 
3) aus der Zeitdifferenz der einzelnen Stationen ersieht man die 
Geschwindigkeit der Fortpflanzung des Erdbebens; 
4) wird man die Richtung des Erdbebens, sowie dessen Anfang 
und Ende, und ob stossförmig, wellenförmig oder radial au dern 
Zeitunterschiede der verschiedenen Stationen erkennen können; 
5) wird der Apparat Erdbeben verzeichnen, die ohne denselben 
unserer Beobachtung entgehen, und so zeigen vielleicht die Erd¬ 
beben in ihrem Erscheinen eine Regelmässigkeit, worauf sich 
eine entsprechende Theorie gründen lässt. 
Das ist kurz die Beschreibung dieses neuen Erdbebenmessers, 
der selbstverständlich vielfach Modifikationen und Verbesserungen 
zulässt, die jedoch Sache des Mechanikers sind. 
Alzey im Mai 1871. 
t 
Ronn, Druck von Carl Georgi. 
