48 
Sitzungsberichte 
\ 
Die Tragfähigkeit des Bergkrystalls zu bestimmen und dessen 
Elasticitätsgrenze zu ermitteln, sind von Herrn Hermann Stern 
in Oberstein, dem Fabrikanten dieser Arbeiten, und von mir Versuche 
angestellt, um darnach die erforderliche Höhe und Dicke eines 
Waagebalkens bei gegebener Länge und beanspruchter Belastung 
zum Voraus berechnen zu können. 
Ein Stab von 6 Mm. Höhe und 5 Mm. Dicke auf 10 Cm. frei 
liegend und in der Mitte belastet, trug auf die Hochkante gestellt 
25 Pfd. und auf der flachen Seite liegend 20 Pfd. ohne die geringste 
Spur einer Biegung zu zeigen. Ein Stab von 80 Mm. Höhe und 
5 Mm. Dicke, der Stärke eines solchen Waagebalkens, dürfte dem¬ 
nach im Stande sein, auf 10 Cm. freiliegend 125 Pfd. in der Mitte 
zu tragen, ohne sich zu biegen. Wäre der Stab aber 30 Cm. lang, 
in der Mitte unterstützt und an den beiden Enden belastet, so 
würde er obigem Versuch entsprechend an jedem Ende 5 Kilo tra¬ 
gen können. 
Mit mehr wie einem Kilo auf jeder Seite wird man eine kleine 
Waage für chemische und physikalische Zwecke nicht belasten und 
hätte man nach diesem Versuch mindestens eine fünffache Sicher¬ 
heit gegen Verbiegung. 
Bei einem zweiten quadratischen Stabe von 12 Mm. Seite, bei 
einer freien Auflage von 15 Cm. wurde die Belastung in der Mitte 
bis zum Bruch getrieben. Derselbe erfolgte bei 160 Pfund, was auf 
die Dimensionen des ersten Stäbchens 6 Mm. Höhe, 5 Mm. Dicke 
und 10 Cm. freie Auflage einer Bruchbelastung von 50 Pfd. gleich¬ 
kommt, mithin eine zehnfache Sicherheit gegen Bruch bietet. Selbst¬ 
verständlich wird ein solcher Waagebalken auf die geringste zuläs¬ 
sige Dicke abgeschliffen und durchbrochen gearbeitet, um ihn mög¬ 
lichst leicht zu erhalten. Die Längenrichtung muss mit der Haupt¬ 
achse des Krystalls parallel liegen, ähnlich wie beim Längenmaassstab, 
um gleiche Ausdehnung und Zusammenziehung der Seiten zu sichern. 
Nachdem die Richtigkeit und Brauchbarkeit der Längenmaass¬ 
stäbe aus Bergkrystall anerkannt ist, lag für mich der Gedanke 
nahe, auch auf die Anfertigung von getheilten Kreisscheiben hin zu 
wirken zur Benutzung an Fernrohren, Theodoliten, Quadranten und 
ähnlichen optischen Apparaten. 
Der Krystallstab ändert sich nicht, die Krystallscheibe wird 
sich ebensowenig ändern; nur muss eine solche Scheibe aus dem 
benutzten Bergkrystall quer gegen dessen Hauptachse, also parallel 
den drei Nebenachsen geschnitten sein. — Aehnlich sollen die Kry- 
stallschalen zü den Normalwaagen angefertigt werden, dann ist eine 
Flächen- und Volum-Veränderung nicht zu befürchten. 
DerVereinzur Beförderung des Gewerbefleisses in Preussen hatte 
eine Preisaufgabe ausgeschrieben, die Ursachen der Veränderung der 
Thermometer und die Mittel zur Beseitigung dieser Uebelstände anzu- 
