102 Sitzungsberichte 
werden sollen, so ist der Gedanke festzuhalten, dass man keinen 
neugeformten gegossenen Körper nehmen soll, sondern einen solchen, 
der wie der Bergkrystall schon eine unendlich lange Zeit des Be¬ 
stehens hinter sich liegen hat. Nothwendig ist, dass man ihn in 
Grösse des ganzen Meters und etwas darüber erlangen kann, und 
wünschenswerth, dass er eine möglichst kleine lineare Ausdehnung 
durch Wärme habe. Die erste Bedingung setzt voraus, dass er von 
Gesteinen oder Gebirgen genommen werden müsse. In Bezug auf 
die Wärmeausdehnung durchgehen wir die Tafel der Ausdehnungen 
im Annuaire des Längenbureaus von 1877, S. 446 und 447, wo die 
6. Decimalstelle, also die Millionstel der Länge, den Ausdehnungs- 
coefficient für 1 0 C. angeben. Da finden wir für Platin 9 Millionstel, 
für Eisen 11, für Glas 9, für carrarischen Marmor 8, für schwarzen 
Marmor 4 V 2 Müllionstel. Der letzgenannte Stoff, der unkrystallinische 
schwarze Marmor, auch Kohlenkalk genannt, ist schon mit Erfolg 
als Pendelstange angewendet worden, und ich schlage vor, denselben 
als unveränderliches Urmaass zu verwenden und zwar in sehr be¬ 
deutender Dimension. Er ist in jeder Grösse zu haben, leicht zu 
bearbeiten, nimmt eine schöne Politur ab und ist weich genug, um 
eine Diamantspitze bei Durchtheilung eines ganzen Meters und auch 
wohl von hundert Stücken nicht merkbar abzunutzen. Ich schlage 
einen Block vor von 110 cm Länge und 20 cm Höhe und Breite, also 
ein Parallelepipedon von 44,000 ccm, welches bei einem spec. Ge¬ 
wicht von 2,7 ein muthmassliches Gewicht von 18,8 Kilogrm. oder 
nahezu 2 1 / s Centner haben würde. Diese Dimensionen geben einen 
genügenden Schutz 1) gegen Zerbrechen, 2) gegen Durchbiegen, 
3) gegen rasche Wirkung der Wärme, 4) gegen Diebstahl und ferner 
geben sie die Möglichkeit, die Temperatur des Blockes genau zu 
bestimmen, indem man in ein bis in die Mitte gebohrtes Loch ein 
Thermometer in eingegossenes Quecksilber einsetzen kann. Bei einem 
Platinmaassstabe kann man die Temperatur an einem daneben liegen¬ 
den Thermometer nur unsicher erkennen. Die feinen Theilstriche 
werden auf dem Marmor mit Zinkweiss eingerieben. Die Weichheit 
des Materials im Vergleich zum Bergkrystall ist kein Nachtheil, da 
das Urmaass niemals berührt wird. Beim Copiren wird kein Zirkel 
eingestellt, sondern nur das Fadenkreuz der Loupe, die an das 
Pteisserwerk befestigt ist und wenn das Fadenkreuz einsteht, wird 
der Strich auf die Copie gemacht. Die ganze Vorrichtung gleitet 
über eine gehobelte Schiene von Gusseisen, welche mit der Theilung 
des Urmaasses parallel läuft und es wird entweder nur Anfang und 
Ende, oder die ganze Theilung copirt. 
Der ganze Maassstab trägt die Theilung in 1 j l0 Meter und 
eines davon in cm und mm. Damit kann man jede Grösse inner¬ 
halb des Meters bis auf 1 mm direct ablesen. Kleinere Theile wer- 
