33 
diese festen Körper bei verschiedenen Temperaturen Beob¬ 
achtungen anzustellen, habe ich die Temperatur des ganzen 
Beobachtungszimmers nach und nach erhöht. Das Inter¬ 
vall ist jedoch nicht so gross wie bei den flüssigen Körpern; 
der Grund dafür ist der, dass ich besorgte, die Platten 
möchten sich bei höherer Temperatur ablösen. 
Was sonst die Beobachtung an belangt, so gilt für die 
festen Körper dasselbe wie für die flüssigen. 
2 . Bestimmung der Dichte. 
a) Zur Bestimmung des specifischen Gewichts der 
flüssigen Substanzen bediente ich mich eines feinen Pyk¬ 
nometers mit eingeschmolzenemThermometer; die Capacität 
desselben betrug 6 bis 7 cbcm. Von einer Beschreibung 
dieses Apparates darf ich absehen, da eine solche nebst 
Abbildung sich bei Brühl 1 ) vorfindet. Die Bestimmungen 
wurden für 5 bis 6 verschiedene Temperaturen ausgeführt 
und aus diesen eine dreiconstantige Ausdehnungsformel 
abgeleitet. Bei einer Substanz genügte eine zweiconstantige 
Formel. Die Füllung des Pyknometers geschah mittelst 
eines mit der Wasserluftpumpe evacuirten Kölbchens. 
Nach der Füllung wurde der Apparat in ein Wasserbad 
getaucht und darin belassen, bis die Temperatur constant 
geworden war. Dann wurde mit einem Streifen Filtrir- 
papier die Capillare des Pyknometers so lange berührt, 
bis die Flüssigkeit in dem andern Röhrchen auf eine 
Marke eingestellt war. Sobald dieses erreicht war, wurde 
der Apparat aus dem Wasserbad herausgenommen, die 
Röhren mit den zugehörigen Hütchen verschlossen und 
gewogen. Die Wägungen wurden mit einer feinen 
Staudinger’sehen Wage ausgeführt, die Zehntel-Milligramm 
zu wägen gestattete. Aus den Wägungen wurde dann das 
specifische Gewicht ermittelt nach der Formel 2 ): 
d‘=l{Q-X )+ l, 
1) Brüh!, Ann. d. Chem. 203, 4. 1880. 
2) Kohlrausch, Pract. Physik. 
Vcrh. d. nat. Ver. Jahrg. XXXXIV. 5. Folge. IV. Bd. 
3 
