A. Allgemeine und Sitzungen der naturwissen¬ 
schaftlichen Section. 
Allgemeine Sitzung am 10. Januar 1887. 
Vorsitzender: Prof. Rein. 
Anwesend 28 Mitglieder, 3 Gäste. 
Die Sectionsdirektoren Rein und Binz erstatten Bericht über 
den Stand der Gesellschaft im Jahre 1886; s. vorhin. 
Dr. C. Pulfrich legt ein neues, von ihm construirtes Total- 
reflectometer vor, das auch als Goniometer und Axenwinkel- 
messapparat gebraucht werden kann. Dasselbe sucht einem beson¬ 
ders dem Mineralogen fühlbaren Mangel abzuhelfen, sofern es dem¬ 
selben auf eine schnelle und sichere Bestimmung der Hauptbrechungs¬ 
exponenten von Krystallen ankommt. Aber auch dem Physiker und 
Chemiker bietet der Apparat Vortheile. Das wesentlich Neue besteht 
darin, dass statt des Prismas beim Wollaaton’schen Verfahren ein 
grader, vertikal gestellter und drehbarer Glascylinder verwandt 
wird, dessen Mantel und obere ebene Grundfläche geschliffen sind. 
Es dürfte in der Optik wohl das erste Mal sein, dass ein Cylinder 
zu wissenschaftlichen Zwecken Verwendung gefunden hat. Die er¬ 
heblichen Vortheile, welche derselbe für die Totalreflexionsmethode 
hat, sind kurz folgende. Statt einer zeitraubenden und langwierigen 
Orientiruug jeder einzelnen Krystallfläche und deren Befestigung an 
Dreh Vorrichtungen wird das Object auf die ein für allemall orien- 
tirte Cylinderfläche einfach aufgelegt. Der Cylinder dreht sich mit¬ 
samt dem Krystall, eine gegenseitige Beschädigung findet also nicht 
statt. Ferner lassen sich die Erscheinungen der Totalreflexion an 
Krystallen in stetiger Folge am Auge vorbeiführen. Das Totalre- 
flectometer ist sowohl für homogenes als auch für weisses Licht ver¬ 
wendbar. Eine einzige Einstellung und Ablesung am Theilkreis 
liefert den Brechungsiudex des Objectes mit grosser Schärfe. In 
dieser Richtung wetteifert das Instrument selbst mit einem bessern 
Spectrometer. Dr. Pulfrich berichtete sodann noch über eine 
zweckmässige Modifikation seines Apparates, die er als ein für den 
Chemiker, zur bequemem Beobachtung von Flüssigkeiten, recht 
brauchbares Spectrometer bezeichnet. Statt des Cylinders wird ein 
