6 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
Prisma von 90° angewandt, dessen eine Fläche wagerecht liegt. Der 
grosse Vortheil — gegenüber dem gebräuchlichen spectrometrischen 
Verfahren — besteht darin, dass der Apparat äussert stabil ist und 
die einmal gemachte Orientierung bei der Neufüllung nicht das ge¬ 
ringste leidet. Redner berichtet über eine grössere Reihe von Mes¬ 
sungen an Flüssigkeiten und Krystallen. Diese und eine nähere 
Beschreibung des Totalreflectometers sind in Wiedemanns Annalen 
der Physik und Chemie und der Zeitschrift für Instrumentenkunde 
niedergelegt. Die Anfertigung der beiden vorgelegten Instrumente, 
sowie das Schleifen der Glascylinder wurde von dem Mechaniker Max 
Wolz zu Bonn vorgenommen. Demselben ist auch die Herstellung 
weiterer Apparate übertragen. 
Dr. W. Kochs sprach über einen neuen, von ihm her¬ 
gestellten Thermographen. 
Die genaue Kenntniss der Temperaturen, ihrer Maxima und 
Minima hat für die Wissenschaft und Technik in unzähligen Fällen 
die grösste Bedeutung. Unsere Quecksilber- und Weingeistthermo¬ 
meter sind für die Bestimmung der Temperaturen von —50° bis 4- 350° 
völlig ausreichend. Die verschiedenartigen Einrichtungen, welche 
man an diesen Thermometern angebracht hat, um den höchsten und 
tiefsten Stand der Temperatur zu markiren, ohne dass eine Beobach¬ 
tung zu dieser Zeit erforderlich wäre, zeigen jedoch nur ein Maxi¬ 
mum und ein Minimum an, nicht aber, ob dieses Maximum oder Mini¬ 
mum mehrfach erreicht wurde. Ebensowenig ist ersichtlich, zu welcher 
Zeit die markirten Temperaturen Statt hatten, und ob schnelle oder 
langsame Temperaturwechsel häufiger eintraten. Nur durch sehr 
häufige Beobachtung in kurzen Zeiträumen lässt sich dieser Mangel 
einigermaassen beseitigen. Wenn man dann Zeit und lemperatur 
jedesmal notirt, kann man die Temperatur-Aenderungen annähernd 
in einer Kurve darstellen, welche ein schnell verständliches und über¬ 
sichtliches Bild der Temperatur-Schwankungen gibt. Für viele 
Zwecke gibt der Verlauf einer solchen Kurve ein werthvolles Hülfs- 
mittel. Seit lange hat man sich daher bestrebt, durch selbst- 
thatige Registrir-Apparate direkt solche Kurven zu erhalten, welche 
den speziellen Anforderungen genügten. Während die graphische 
Darstellung der Veränderungen anderer Kraftgrössen, z. B. des 
Dampfdruckes oder des atmosphärischen Druckes wenig Schwierigkeiten 
macht, weil relativ bedeutende schreibende Kräfte zu Gebote stehen, 
sind die bis jetzt construirten Thermo- und Psychrographen weil sie zu 
kostspielig oder zu unvollkommen sind nicht in Aufnahme gekommen. 
Sollen aber die gerade durch die Benutzung dieser letztgenannten 
Registrir-Apparate zu erhoffenden Resultate erreicht werden, so 
müssen z. B. für die Meteorologie möglichst viele solcher Apparate 
über ein Land vertheilt sein. Sie müssen nicht zu theuer und zu- 
