Sitzung vom 10. Januar 1887. 
7 
verlässig sein, sie müssen Monate lang eventuell auf hohen Bergen 
oder schwer zugänglichen Orten funktioniren können ohne Eingriff 
von Seiten eines Sachverständigen. Von den bisher gebräuchlichen 
Thermographen aber sind diejenigen, welche den nothwendigen Anfor¬ 
derungen genügen, zu komplicirt und kostspielig, die andern re- 
gistriren nur kurze Zeit in ziemlich ungenauer Weise. 
Die besten Thermographen benutzen ein gewöhnliches empfind¬ 
liches Quecksilberthermometer. Hinter demselben wird durch ein 
Uhrwerk ein lichtempfindliches Papier an einem feinen Spalt vorbei¬ 
geführt und ist die Einrichtung so getroffen, dass das Licht nur 
den von dem Quecksilberfaden des Thermometers nicht bedeckten 
Theil des Papieres schwärzen kann. Die Trennungslinie zwischen 
dem hellen und dem geschwärzten Papier gibt demnach den jedes¬ 
maligen Stand des Quecksilbers an. Es leuchtet ein, dass diese 
Apparate, weil sie Nachts eine Beleuchtung benöthigen, ferner das 
photographische Papier fixirt werden muss vor dem Besehen der 
Zeichnung, abgesehen von ihrer Kostspieligkeit, keine ausgedehnte 
Anwendung finden können. Thatsächlich sind zur Zeit nur einige 
grössere meteorologische Observatorien mit solchen Apparaten aus¬ 
gerüstet. Seit einigen Monaten ist ein von Richard Fr er es in 
Paris construirtes Registrirthermometer auch in Deutschland durch 
Schl esiky-Ströhlein in Frankfurt a. M. in den Handel gebracht, 
welches zur Controlle eines Treibhauswärters ausreichend ist. Im 
Palmenhause zu Frankfurt a. M. habe ich den Apparat auch zu 
diesem Behufe in Thätigkeit gesehen. Als Thermometer dient bei 
diesem Instrumente eine flache gekrümmte Metallröhre von 18 mm 
Breite und 5 cm Länge. Die Röhre ist mit reinem Alkohol gefüllt 
und luftdicht verschlossen und hat einen ungefähren Inhalt von 
2cbcm. Die mit der Temperatur verschieden grosse Ausdehnung des 
Alkohols bewirkt eine grössere oder geringere Krümmung der Metall¬ 
röhre. Dieselbe ist an einem Ende befestigt, das andere wirkt durch 
eine einfache Uebersetzung auf einen Hebel, welcher auf eine kleine 
senkrecht stehende Walze mittelst einer mit Tinte gefüllten Feder 
schreibt. Der Hebel liegt der Walze mit etwas Federkraft an, 
damit die Feder auch bei Exkursionen von 2—3 cm sich nicht von 
dem auf der Walze befindlichen Papiere entferne. Die Walze, etwa 
10 cm im Durchmesser, dreht sich durch ein Uhrwerk in 8 Tagen 
einmal um ihre Achse. Abgesehen von den kleinen Dimensionen, 
welche nur Ablesungen auf etwa 1° genau gestatten, — der Grad 
ist nur 1,5 mm gross— können diese Apparate bei nur achttägigem 
Gang nur ungenaue Curven liefern. Immerhin werden dieselben spe¬ 
ziell für Treibhäuser, Mälzereien und dergl. ganz gute Dienste 
leisten. Sie kosten 130 M. 
Im Jahre 1880 lernte ich die von Hermann und Pfister 
in Bern verfertigen Metallthermometer kennen und überzeugte mich 
