8 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
von der selbst weitgehenden. Anforderungen entsprechenden Qua¬ 
lität dieser thermometrischen Spiralen. Die Wirkungsweise derselben 
beruht auf dem erheblich verschiedenen linearen Ausdelmungs- 
coeffizienten von Zink und Stahl. Zink dehnt sich von 0° auf 100° linear 
um 0,0029416 aus, Stahl um 0,001225. Mithin Zink mehr als um 
das Doppelte soviel wie Stahl. Ein 2 Millimeter starker, 18 Milli¬ 
meter breiter, 70 cm langer Stahlstreifen ist mit einem ebenso starken 
Zinkstreifen durchaus solide vereinigt und spiralförmig aufgerollt, 
so dass zwischen den einzelnen Windungen etwa 1 f^ cm Spielraum 
ist. Das innere Ende der Spirale ist solid an ein Messingstück be¬ 
festigt, welches eine Bohrung hat, so dass der innere Anfangspunkt 
der Spirale durch eine Schraube am Gestelle unverrückbar befestigt 
werden kann und zwar in einer durch zwei Stellschrauben genau zu 
bestimmenden respektive nach Bedürfniss zu verändernden Lage. Das 
äussere Ende der Spirale wirkt kraftschlüssig auf einen Hebel, 
welcher auf einer Skala spielt, die von —30 bis -h 50° eingetheilt 
ist. Die Grade sind sehr genau gleich gross und ist die Spirale 
so gleichmässig hergestellt, dass es genügt, durch Verrückung des 
Anfangspunktes der Spirale den Zeiger auf die durch ein Queck¬ 
silberthermometer gegebene richtige Temperatur einzustellen, um ein 
Grad für Grad richtig zeigendes Thermometer zu haben innerhalb der 
Grenzender Skala. Die Grade sind fast 1,5 mm gross. Bekanntlich nehmen 
die gewöhnlichen Quecksilber-oder Weingeistthermometer, zumal wenn 
die Thermometerkugeln nicht sehr klein sind, die Lufttemperatur nur 
sehr langsam au und folgen schnellen geringen Schwankungen kaum, 
weil das Glas ein schlechter Wärmeleiter ist und der Inhalt der 
Thermometergefässe, selbst wenn dieselben cylindrisch sind, im Ver- 
hältniss zur Oberfläche immer ziemlich bedeutend ist. Die Spiralen 
von Hermann und Pfister folgen trotz ihres bedeutenden Ge¬ 
wichtes in Folge der grossen, etwas rauhen Oberfläche den Tempe¬ 
raturschwankungen sehr schnell. Die Fehler in den Angaben sind 
so gering, dass sie für meteorologische Zwecke nicht in Betracht 
kommen. Dieselben werden durch die Möglichkeit, mit Hülfe dieser 
Spiralen, wie Ihnen mein Thermograph zeigt, sehr exakte Curven 
zu schreiben, ganz belanglos für die Beurtheilung der thermischen 
Verhältnisse der Atmosphäre, wo es doch vor allem darauf ankommt, 
die Grösse und Häufigkeit der Schwankungen zu kennen. 
Bei Gelegenheit eines Aufenthaltes in der Riviera und noch 
mehr in Algier empfand ich die oft plötzlichen und heftigen Wechsel 
der Temperatur sehr unangenehm. Aus den Angaben der höchsten 
und niedrigsten Temperatur oder gar aus einer Durchschnitts-Tem¬ 
peratur für einen Monat oder die Wintermonate sind diese Ver¬ 
hältnisse, welche ausser den Meteorologen jeden Arzt und Patienten 
sehr interessiren, gar nicht ersichtlich. Wenn es richtig ist, dass 
sehr schnelle Temperatur Wechsel selbst dem gesunden kräftigen 
