Allgemeine Sitzung vom 10. Januar 1887. 
9 
Menschen schädlich sind, so müssen viele der wegen des Sonnen¬ 
scheins gerühmten Curorte doch recht bedenklich sein. Zweifellos 
wird es für den Arzt wichtig und wünschenswerth sein, diejenigen 
Orte zu kennen, welche sich durch möglichst geringe Temperatur¬ 
wechsel in kurzen Zeiträumen auszeichnen. Nur durch thermo- 
graphische Curven, welche sich über Jahre erstrecken, können diese 
Verhältnisse klar werden. Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich 
mich lange bemüht einen Thermographen herzustellen, welcher nicht zu 
kostspielig wird, auch von nicht Sachverständigen bedient werden 
kann und unter fortwährender Markirung der Zeit Curven schreibt, 
welche auf 1 / i Grad genau die Festsetzung der Temperatur ermög¬ 
lichen. 
Das Thermometer ist eine Spirale von Hermann und Pfister, 
welche direkt auf einen längeren Plebel wirkt, der durch Contrege- 
wichte genau sich im indifferenten Gleichgewicht befindet. An seinem 
unteren Ende befindet sich ein Näpfchen, welches sogenannte blaue 
Stempelfarbe enthält. Durch ein seitlich eingelassenes capillares Metall¬ 
rohr schreibt dieses Näpfchen bei Bewegungen des Hebels auf das an ihm 
vorbeigeführte Papier. Die Grade sind 4 mm gross. Die Bewegung eines 
geeigneten Papierstreifens durch längere Zeit in für einzelne Zwecke 
veränderlicher Geschwindigkeit bildet den Haupttheil des Apparates. 
Das Papier, ein durchsichtiges sehr glattes Pauspapier, habe ich nach 
längerem Suchen und Probiren erst finden können, weil die meisten 
derartigen Papiere nicht glatt genug und sehr hygroscopiscli sind und 
durch diese Eigenschaften sehr bald erhebliche Störungen entstehen. 
Die Walze, auf welcher das Papier aufgewickelt ist., kann 20 Meter auf¬ 
nehmen. Von dieser Walze wird das Papier über eine 1,5 cm dicke 
Walze an einer senkrechten Messingtafel vorbeigeführt, welche die 
Unterlage für den Schreibnapf des Thermometers bildet, und ge¬ 
langt zwischen zwei rauhe Walzen welche durch regulirbare Feder¬ 
kraft mehr oder minder aufeinander gedrückt werden können, und 
wird auf eine der ersten Walze identische Walze wieder aufgewickelt. 
Die treibende Kraft geht von einem unter dem Thermometer an¬ 
gebrachten Uhrwerk aus. Dasselbe hat eine sehr starke Feder 
und Cylinderechappement der Balance, geht also in jeder Lage 
und zwar 8 Tage in einem Aufzuge. Die Walzen werden durch 
eine Transmission, welche vom Inneren des Werkes aus mittelst 
konischer Eingriffe bis zu den rauhen Walzen führt, in Bewegung 
gesetzt. Vorne trägt das Uhrwerk ein gewöhnliches Zifferblatt, 
welches die Zeit angibt. Die Walze auf welche das beschriebene 
Papier wieder aufgewickelt wird, hat einen Zapfen mit Trieb; in 
welches ein am Walzenlager befestigtes Federhaus eingreift. 
Dieses Federhaus hat eine sehr schwache aber sehr lauge Feder, 
um zahlreiche Umgänge zu gestatten. Durch die Kraft dieser Feder 
wird das Papier aufgewickelt, respective immer in Spannung er- 
