10 Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
halten. Um die Zeit auch auf dem Papier von Stunde zu Stunde 
zu markiren ist- mit der Zeigerleitung des Uhrwerkes ein Hebel in 
Verbindung gebracht, welcher vorne einen kleinen Hammer trägt. 
Mittelst in das sog. Wechselrad eingesetzter Stifte, welche auf den 
Hammer-Hebel wirken, wird der Hammer während jeder Stunde in 
die Höhe gehoben. Genau nach einer Stunde lässt das Zeigerwerk den 
Hebel wieder frei und der Hammer fällt auf ei ne ein zweites Farbnäpfehen 
tragende Feder. Diese Feder drückt ihr Farbnäpfehen leicht gegen 
das Papier und schreibt eine gerade Linie. Jedesmal, wenn der 
Hammer niederfällt am Ende der Stunde, entsteht ein kleiner 
Querstrich. Man kann so genau bestimmen, welcher Zeit jeder Punkt 
der Thermocurve entspricht. Das schnellere und langsamere Fort¬ 
bewegen des Papieres, wodurch die Curve steiler oder gestreckter 
verläuft, kann durch in die Knickpunkte der Transmission einzu¬ 
setzende Räder mit grösserer oder kleinerer Zahnzahl beliebig er¬ 
reicht werden. Die Uebersetzungen sind so gewählt, dass der Pa¬ 
pierstreifen in der Stunde 2 cm vorrückt, also in 24 Stunden etwa 
0,48 m Papier gebraucht wird. 
Für die gleichmässige Fortbewegung des Papieres ist es noth- 
wendig, dass die Walze, von welcher sich das Papier abwickelt, einen 
gleichmässigen Widerstand darbietet. Dieser wird erreicht durch 
eine seitliche Feder, welche eine kleine Walze trägt, die gleich- 
massig die grosse Walze in ihrer Axenrichtung drückt, resp. gegen 
das Lager der anderen Seite anpresst. Von dieser Einrichtung 
hängt das gute Functioniren des ganzen Apparates ab. 
Selbstverständlich können auf demselben Papiere eine Menge 
Wärmecurven und Stundenlinien nebeneinander mit verschiedenen 
Farben geschrieben werden. Man braucht nur die Spirale etwas 
zu verstellen. Die Transmission ist leicht zu lösen und kann man 
so jederzeit das Papier zurücklaufen lassen, ohne das Uhrwerk zu 
beeinträchtigen. 
Wenngleich der vorliegende Apparat der erste ist, den ich 
angefertigt habe, so sind die von ihm gelieferten Resultate völlig 
genaue. Der Apparat arbeitet, blos von einem Regendache bedeckt, 
im Freien bei jeder Witterung ebenso sicher wie in geschlossenen 
Räumen. Ausgeführt ist derselbe von dem hiesigen Uhrmacher 
Herrn Koebele. Derartige Apparate werden so dass sie transport¬ 
fähig sind und auch von ungeübten Leuten bedient werden können» 
complet für etwa 195 Mark hergestellt werden. 
Professor M. Nussbaum berichtet über fortgesetzte Unter¬ 
suchungen betreffend das Regeneration s vermögen abgeschnit¬ 
tener Polypenarme. Von neuem wurden wiederholt die Er¬ 
fahrungen Trembleys bezüglich dieses Punktes bestätigt. Abge¬ 
schnittene Arme ohne anhaftende Leibessubstanz gingen zu Grunde. 
