154 
Sitzungsberichte 
etwa wie folgt. Hoher Barometerstand pflegt mit ruhiger Luft zu¬ 
sammenzufallen, lässt mithin einen angenäherten Gleichgewichtszu¬ 
stand und somit Anreicherung des Sauerstoffs in den unteren, uns 
für gewöhnlich umgebenden Schichten voraussetzen. Stärkere Be¬ 
wegung der Atmosphäre, mit Fallen des Barometers meist Hand in 
Hand gehend, bewirkt eine gründlichere Durchmischung der unteren, 
sauerstoffreichern mit den darüber lagernden sauerstoffärmeren 
Schichten und damit eine relative Abnahme des Sauerstoffs an der 
Erdoberfläche. 
Theils aus theoretischem Interesse, theils aus mancherlei prak¬ 
tischen Gesichtspunkten, nicht zum wenigsten auch der persönlichen 
Anregung meines verehrten Freundes und vormaligen Collegen 
Vogler Folge gebend, habe ich mich entschlossen, an der Versuchs¬ 
anstalt der Poppelsdorfer Akademie analoge Versuchsreihen ins 
Werk zu setzen, um weitere und womöglich entscheidende Beiträge 
für die in Bede stehenden Fragen zu sammeln. 
Da mit dem v. Jolly’schen Eudiometer Erfahrungen von 
anderer Seite nicht vorliegen, so erschien strengste Anlehnung an 
das in München benutzte Verfahren um so näher gelegt. Herr Ge¬ 
heimrath von Jolly hatte die Freundlichkeit, uns ein Instrument 
nach seiner speciellen Angabe fertigen zu lassen, welches in allen 
wesentlichen Punkten der (Wiedemann’s Annalen N. F. Bd. 6, 
S.537) gegebenen Beschreibung entspricht. Dem Eudiometerv. Jolly s 
liegt die Konstruktion seines allgemeiner bekannten Luftthermo¬ 
meters im wesentlichen zu Grunde. Wie an diesem die Expansiv¬ 
kraft der Wärme, so misst man an jenem den (durch eine galva¬ 
nisch glühende Kupferspirale bewirkten) Sauerstoffverzehr bei con- 
stant zu erhaltendem Gasvolum, lediglich nach der Veränderung des 
Druckes. Letzterer wird bei v. Jolly’s Instrument durch ein 
offenes Manometer ermittelt, was natürlich die Mitanwendung 
eines empfindlichen Barometers und im ganzen jedesmal 4 Ablesun¬ 
gen nothwendig macht. 
Da die Verlässlichkeit der käuflichen Barometer (selbst aus 
angesehenen Werkstätten) eine ziemlich problematische zu sein 
scheint, so habe ich späterhin den Apparat dahin abgeändert, dass 
er ein besonderes Barometer nicht mehr erfordert. Man erreicht 
dies dadurch, dass man das genügend verlängerte Manometerrohr 
oben mit einem Vacuum abschliessen lässt und somit die Messungen 
vom äusseren Luftdruck ganz unabhängig gestaltet. Da die Beschrei¬ 
bung der Einzelheiten hier viel zu weit führen würde, darf ich auf 
die im Druck begriffene ausführlichere Mittheilung 1 ) verweisen. 
Die Versuche sind theils mit dem Münchener Originalapparat, 
1) Landwirtschaftliche Jahrbücher, herausgegeben von Dr. H. 
Thiel Bd. XIV, S. 305. 
