der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
7 
unter besonderer Berücksichtigung der von Klein (Paris) vorge¬ 
schlagenen borwolframsauren Cadmiumlösung. 
Eine Prüfung bisher gebräuchlicher Bestimmungsmethoden des 
specifischen Gewichtes geht vorher, um die Yerwerthbarkeit früherer 
Angaben zu untersuchen und eine Methode zur Bestimmung später 
noch zu erwähnender Indikatoren zu finden. Es galt also die Prü¬ 
fung der Bestimmung sehr kleiner, fester Stückchen von Minera¬ 
lien. Jollys Federwaage, das Pyknometer und die hydrostatische Waage 
ergeben nur approximative, nicht bis zu der ersten Decimale genaue 
Werthe. Die grösste Han dl i chkei t besitzt Jollys Federwaage. Die 
Prüfung eines Vorschlags Brügelmanns, zur Berechnung des speci¬ 
fischen das absolute Gewicht mit der analytischen Waage, das Vo¬ 
lumen durch einen Masscylinder zu bestimmen, welcher die Volum¬ 
vermehrung darin vorhandener Flüssigkeit durch eingebrachte Be¬ 
stimmungsobjekte an einer Scala ablesen lässt, erwies den Masscylinder 
als nicht genügend für kleine Mengen. Es war ein Schätzen ge¬ 
nügend kleiner Theile der Längenmillimeter unmöglich. Verbesserungen 
führten daher zu der Construktion eines Multiplikator-Volumenome- 
Lers. Die Volumvermehrung wird in einer, unten an dem Mass¬ 
cylinder angebrachter, dann aufwärts gebogenen, engen Bohre auf 
eine grössere Anzahl von Theilstrichen hin zur Erscheinung ge¬ 
bracht. Behufs dessen kann durch eine, dem Stempel einer Stopf¬ 
büchse anaioge Vorrichtung die Flüssigkeit in dem Cylinder vor und 
nach dem Einbringen des Objektes durch Herunterpressen auf das¬ 
selbe Niveau gebracht w r erden. Dabei wird der Meniskus nicht in 
dem Cylinder selbst, sondern schärfer gekrümmt in einer oben mit 
der eingeschlossenen Luft, unten mit der Flüssigkeit (Alkohol) com- 
municirenden engen Zweigröhre desselben mit einer Art Kathe- 
tometer beobachtet und auf dessen Fadenkreuz als Marke jedesmal ein¬ 
gestellt. Die Genauigkeit erhaltener Werthe geht bei dieser Methode bis 
zu der ersten, unter Lmständen bis zu der zweiten Decimalstelle. Fer¬ 
nere Methoden sind unter Benutzung der Klein’schen Lösung denkbar. 
Thoulet s Vorschlag, das Mineralstückchen mit mehreren bereit ge¬ 
haltenen, durch Mischen mit Wasser hergesteilten Concentrationen zu 
vei gleichen, gewährt nur Sicherheit, w r enn dieselben fortwährend con- 
trollirt werden. Eine Genauigkeit bis fast zu der ersten Decimale er- 
giebt die mit den einfachsten Mitteln arbeitende handliche Methode, die 
aus zwei, mit bekannten Concentrationen gefüllten Quetschhahnbüretten 
zur Herstellung einer der Dichte des Objekts entsprechenden dritten 
Concentration entnommenen Mengen durch Abzählen der Tropfen zu 
vergleichen und hieraus das specifische Gewicht zu berechnen. Eine 
allen Anforderungen genügende, leicht bis zu der dritten Decimale 
zu treibende Genauigkeit gewährt Goldschmidt’s Methode. Mit Sorg¬ 
falt wird die Concentration, in welcher das Mineralkorn schwebt, 
hergestellt und dann mittelst des Pyknometers bestimmt. Alle auf 
