der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 
91 
Bedeutung erscheint — in mechanischer Beziehung ein vorzügliches 
Instrument. Nur in folgenden zwei Punkten zeigten sich Abwei¬ 
chungen von den gewohnten Einrichtungen. Zunächst fiel an dem voll¬ 
kommen centrirten Objectiv ein verhältnissmässig grosser Zwischen¬ 
raum zwischen beiden Hälften auf, und ferner beim Ablesen der 
Scalen und Kreise die ausserordentliche Breite der Theilstriche. Die 
Theilung besitzt nämlich nicht die glänzende Politur, wie sie z. B. 
die Pistor-Martins’schen Instrumente haben, sondern es ist, offenbar 
um befürchtete Reflexe von der sonst spiegelnden Fläche zu ver¬ 
meiden, vielmehr ein mattes zerstreutes Licht herzustellen, ein un¬ 
regelmässiger Schmirgelstrich auf der Theilfläehe geblieben. Um 
nun die Theilstriche augenfällig von der unregelmässig gezeichneten 
Theilfläehe abzuheben, mussten sie breiter geschnitten werden. Da¬ 
durch wird aber das Vergleichen der Lichtlinien zwischen dem Strich 
und den boiden einzustellenden Mikrometerfäden erschwert, weil das 
Auge nicht mehr so leicht gleichzeitig beide Lichtlinien auffassen 
kann. Das Instrument ist nach der neueren Cylinderbewegung ein¬ 
gerichtet. Ferner sind alle Verschiebungen und Ablesungen direct 
vom Ocularende aus zu machen. Am Ocularende befinden sich damit 
5 Fernröhre, nämlich das Hauptfernrohr, der Sucher, das Ablese¬ 
fernrohr für Declination und Positionskreis zusammen (die beiden 
Scalen sind gleichzeitig im Gesichtsfelde), ein Fernrohr für die 
Scalen und das Metallthermometer und eines für Stundenwinkel. 
Für die Drehung des Positionskreises sind zwei Vorrichtungen am 
Ocularende, eine grobe, die durch Drehung eines mit Handhaben 
versehenen Kreises , und eine feine, die durch eine etwas zu fein 
gerathene Mikrometerschraube besorgt wird. Wesentlich bei den 
Distanzmessungen tritt dieser Uebelstand der zu feinen Schraube 
auf, indem eine einmalige Drehung mittelst des Handgelenkes nicht 
ausreicht, die beiden Objecte in einer ausreichenden Amplitude 
pendeln zu lassen. Nur die rohen Einstellungen in A.R. und De¬ 
clination werden am Stativ des Instrumentes gemacht, an Kreisen, 
deren 10' Theilung man leicht mit freiem Auge ablesen kann. 
Endlich ist noch eine sehr practische Vorrichtung zum Abblenden 
der einen Objectivhälfte, vom Ocular aus zu dirigiren, angebracht. 
Wieder im Innern der Stadt, aber doch entfernt vom Yale 
College, befindet sich das Chronometerdepartement, woselbst der 
Vortragende seine persönliche Gleichung mit demjenigen Beobachter, 
der die Expedition mit Zeitsignalen versah, Mr. Willson, bestimmte. 
Die Beobachtungen zu diesem Zwecke wurden an einem etwa 3 1 / 2 
zölligen Passageninstrumente, und zwar nach der Registrirmethode 
ausgeführt. 
Die Einstellung der Objecte geschieht ähnlich wie beim 
Cauchoix’schen Passagen-Instrumente der Strassburger Sternwarte 
mittelst Niveau-Einstellung. Nur ist das Strassburger Instrument 
