der niederrheinisehen Gesellschaft in Bonn. 
95 
das Gesichtsfeld gebracht werden können. Ueber die Grenzen des 
Arbeitsplanes und den Stand der bereits schon fortgeschrittenen 
Arbeit sagen die betreffenden Publicationen das Nähere. — Wie 
schon erwähnt, stebt nahe bei diesem Instrumente der grosse S 1 /^- 
zöllige Meridiankreis von Troughton and Simms, das Instrument 
der neuen Cambridger Zonen. Die wesentlichen Abweichungen in 
der Construction dieses Instrumentes von der unserer deutschen 
Meridiankreise sollen kurz skizzirt werden. Was zunächst die innere 
Einrichtung angeht, so ist die Fadenplatte vermittelst einer Mikro¬ 
meterschraube rechtwinklig zur optischen Axe in dem Sinne ver¬ 
schiebbar, dass vor dem Beginne einer Beobachtungsreihe der 
Collimationsfehler auf Null gebracht werden kann, was auch bei 
den Zonenb.eobachtungen immer geschehen ist. Die Fadenplatte 
wird repräsentirt durch eine planparallele Glasplatte, auf welcher 
an Stelle der Fäden schwarz eingelassene Striche eingravirt sind. 
Die Declinationseinstellung wird im Moment des Meridiandurch¬ 
ganges an einem um etwa 5° gegen den Parallel geneigten Striche 
gemacht. Bezüglich der äusseren Construction ist folgendes zu 
bemerken. Das Fundament, die Pfeiler, bestehen aus 2 massiven 
(polirten) Marmorblöcken, auf welchen die dem Halbmesser des 
Kreises entsprechenden eisernen Axenträger ruhen. Die Kreise, 
Axenträger und Mikroskope sind zusammen von je einem Glaskasten 
umgeben, aus welchem nur die Oculare der letzteren hervorstehen. 
Dadurch wird der Einfluss des Luftzuges, der strahlenden Wärme 
des Beobachters, sowie des Temperaturunterschiedes zwischen Pfeilern 
und Kreisen, zwischen Kreis und Mikroskop grösstentheils eliminirt. 
Die Zapfen sind, zum Zwecke der Untersuchung ihrer Gestalt (nach 
der bekannten Methode) durchbohrt. Die Zapfenlager haben, relativ 
zur Focallänge, eine geringe Höhe über der Boden fläche, so dass 
sich bei geringen Zenithdistanzen das Ocularende schon unter dem 
Niveau der Bodenfläche befindet. In dem dadurch für den Beobachter 
nöthig gewordenen Einschnitte in die Bodenfläche ist in der Ebene 
des Einstellungskreises ein Sector aus Holz angebracht, dessen 
Radius nahe das Dreifache von dem der Kreise hält. Dies, etwa 
7cm breite Bogenstück besitzt eine, auch bei mässiger Beleuchtung 
augenfällige Theilung, so dass für die Beobachtung der helleren 
Sterne die erste Einstellung vermittelst eines an diesem Kreisbogen 
vorbeiführenden Index, ohne den Kreis zu belasten, und rasch 
bewirkt werden kann. Gegenwärtig wird das Instrument nur zu 
Zeitbestimmungen verwandt. — Ein nahe dabei aufgestelltes Passagen¬ 
instrument mit gebrochenem Fernrohre ruht ebenfalls auf polirten 
Marmorpfeilern. — Noch mögen einige Worte über Mr. Chandler’s 
Instrumente Platz finden. In einer der Kuppeln der Sternwarte be¬ 
findet sich ein parallactisch montirter Refractor von ansehnlichen 
Dimensionen, dessen optischen Apparat Mr. Chandler vom Yer- 
