230 
Sitzungsberichte 
12 cm Durchmesser und 3 mm Dicke trägt auf der andern Seite in 
der Mitte einen cylmdrischen Zapfen (60 mm hoch, 10 mm die ) 
und am Rande in gleicher Entfernung von einander drei kleine dicke 
Verstärkungsscheiben, durch welche Flügelschrauben von 7 mm 
Dicke und 30 mm Gewindelänge hindurchgehen. Der Zap.en dien 
als Handhabe oder um den Apparat an einer Drahtschlinge zu be¬ 
festigen sowie um ringförmige Gewichte für eine grossere Belastung 
der Präparate aufzunehmen; die drei Flügelschrauben werden so¬ 
weit zurückgedreht, dass sie nicht oder nur wenig durch die Platte 
hindurchgehen und nur die eine oder die andere weiter hindurch¬ 
gedreht, wenn das auf der ebenen Unterseite des Apparates be- 
festigtigte Präparat an einer Seite sich nicht abschleifen soll. Man 
hat es so in seiner Gewalt, jedem bedenklichen einseitigen Dunner- 
werden des Präparats entgegenzutreten und Planparallelitat in jedem 
Stadium der Operation herzustellen. Die schützenden Schrauben 
werden natürlich ebenfalls etwas angeschliffen und müssen deshalb 
von Zeit zu Zeit nachgedreht werden. Sind dieselben ordentlich 
gehärtet, so werden sie erst nach langem Gebrauch gegen neue aus¬ 
gewechselt werden müssen. Die Befestigung des Präparats auf der 
unteren ebenen Seite des Apparates geschieht, nachdem der letztere 
gelinde erwärmt ist, durch Wachs, welches man an einer Flamme 
schmelzen lässt und rings um das Präparat herumträufelt. Es wird 
dabei vorausgesetzt, dass das Präparat bereits eine massig ebene 
Schnittfläche besitzt; ist das nicht der Fall, so muss man eine Mischung 
von Wachs und Colophonium anwenden. Ist das Präparat bereits 
auf einer Seite fertiggestellt und auf eine Glasplatte gekittet, so 
wird die Glasplatte auf dieselbe Weise befestigt und, damit beim 
Schleifen keine Kritzel entstehen, vollständig mit Wachs bedeckt. 
Da die Platte des eisernen Halters dunkel ist, so thut man gut, 
zwischen dieselbe und den gläsernen Objectträger ein Stückchen 
dünnes weisses Papier zu legen, es darf dasselbe jedoch nicht über 
den Rand der Glasplatte hinausragen. Auf diese Weise erkennt 
man besser, sobald das Präparat anfängt durchscheinend zu werden 
wie weit die Operation gediehen ist und ob das Präparat überall 
gleiche Dicke besitzt. Man schleift das Präparat auf der rotiren- 
den Platte nicht vollständig fertig, sondern geht zuletzt zu einer 
ruhenden völlig ebenen und glatten gusseisernen Platte über und 
wendet nur noch sehr feinen Smirgelschlamm an, den man even¬ 
tuell sich erst mit einem harten Reibstein (an ge schliffen es hand¬ 
liches Achatstück) präpariren und auf sein Freisein von gröberen 
Körnchen prüfen muss. Das vorher genau planparallel geschliffene 
Präparat wird bei dieser letzten Operation von der eisernen Hand¬ 
habe gelöst und mit den aufgelegten Fingern auf der Schleifplatte 
bewegt. Man achte auf einen intacten Ueberzug des Objectträgers 
mit Wachs und erneuere denselben im Nothfalle, es macht dann 
