184 
Sitzungsberichte 
die Versuche der Kommission, welche die französ. Akademie der 
Medizin behufs Prüfung der metalloskopischen Erscheinungen nieder¬ 
gesetzt hat, zu Tage getreten. Anderseits ist es eine bei der bisher 
üblichen Anwendung mehrerer z. B. Stöhrer’scher Elemente häufige 
Beobachtung, dass auch sogenannte massige und schwächere Ströme 
von neuralgischen Kranken nur kurze Zeit ertragen werden, unan¬ 
genehme Reizungserscheinungen schon bald nach der Schliessung 
an der Kathode hervorrufen, und dass der Oeffnung des Stromes 
dann auch an der Anode eine negative Modifikation von erregender 
Wirkung folgt, welche besonders bei Neuralgien und verwandten Zu¬ 
ständen den Zweck des ganzen Verfahrens vereiteln kann. Gerade bei 
diesenZuständen, welche die Verwerthung des Anelektrotonus indiziren, 
ist die Anwendung langdauernder schwacher Ströme erwünscht. 
Die physiologischen Bewegungserscheinungen des Anelektrotonus 
gehen an sich viel langsamer vor sich als diejenigen des Katelektro- 
tonus ; praktisch bedeutsamer aber ist die klinische Thatsache, dass 
bei Hyperästhesien eine kurze und intensivere, von lebhaften Em¬ 
pfindungen begleitete Einwirkung leicht Reactionserscheinungen im 
Sinne einer Steigerung des Leidens nach sich zieht und im gün¬ 
stigsten Falle die erzielte Herabstimmung der krankhaften örtlichen 
Erregbarkeit nur von kurzer Dauer zu sein pflegt. Diese kurze 
Dauer der durch die jedesmalige bis zu 15 Minuten dauernde Strom¬ 
anwendung augenblicklich bewirkten Schmerzbefreiung veranlasste 
eine an Cardialgie leidende Kranke, von dem Referenten die Beschaf¬ 
fung eines am Körper tragbaren Apparates zur dauernden 
Erzeugung eines sch wachen Stromes za erbitten. Ein nach Erb’s 
Vorgang gemachter Versuch mit einem verschliessbaren Zinkkohlen¬ 
elemente, welches in der Tasche getragen mit den Applicationsstellen 
in leitende Verbindung gesetzt wurde, brachte die gewünschte Wir¬ 
kung, ermuthigte aber wegen der technischen Schwierigkeit und Un¬ 
bequemlichkeit des Verfahrens nicht zur Wiederholung. Glücklicher 
erwies sich dagegen ein Versuch, galvanische Plattenelemente mit Be¬ 
nutzung schwachsauer angefeuchteter Filzlamellen zur Zwischenleitung 
in gut isolirender Fassung und in Form eines am Körper unmittel¬ 
bar getragenen G ü rtelapp arates anzuwenden. Mechaniker Es ch- 
baum hierselbst verfertigte auf des Referenten Wunsch solche Zink- 
Kupfer-Elemente von je 36 grm Gewicht, 5 V 2 cm Länge, 3 cm 
Breite und 1 cm Dicke, deren jedes etwa 1 / 6 der Stromstärke 
eines St ö hre r’schen Elementes besitzt und deren 8 bis 10 in Form 
eines leichten, längs der Wirbelsäule oder um den Leib als Gürtel 
getragenen Bandstreifens ohne irgend welche Belästigung Tag oder 
Nacht über in beliebiger Zeitdauer anzuwenden sind. Diese Ele¬ 
mente, deren Stromstärke Referent an einem Galvanometer demon- 
strirte, zeichnen sich durch grosse Stabilität des Stromes aus, zeigen 
erst nach 6 Wochen eine Abnahme ihrer Leistung und erfordern 
