der niederrheinischen Gesellschaft in Bonn. 97 
lung der grossherzoglich hessischen geologischen Lan¬ 
desanstalt zu beziehen ist. 
Dasselbe ist im Wesentlichen eine Verbesserung und Verein¬ 
fachung des alten und bekannten Quecksilber-Seismometers von 
Cacciatore, des früheren Direktors der Sternwarte zu Palermo, wo 
sich der aus Buchsbaumholz angefertigte Originalapparat auch heute 
noch befindet. 
Das neue Seismometer besteht aus einem runden Gefässe von 
gebranntem oberflächlich glasirtem Thon, das aus einem Stücke ge¬ 
fertigt, die centrale Quecksilberschaale und die um diese herum¬ 
stehenden Becher zur Aufnahme des ausfliessenden Quecksilbers, wie 
sie das Cacciatore’sche Seismometer bilden, in sich vereinigt. 
Der Boden des Gefässes ca. 15—20 mm. tiefer liegend als die 
Oberkante des Aussenrandes besteht aus 16 nebeneinander kreis¬ 
förmig angeordneten becherförmigen Vertiefungen, in deren Mitte 
eine flache nur 5 mm tiefe und 80 mm weite Schale aufragt. Auf 
diese wird ein flaches Urglas aufgekittet, welches zur Aufnahme des 
Quecksilbers dient und mehrere Millimeter über den Rand der 
centralen Schale vor- und somit direkt über den 16 genannten Ver¬ 
tiefungen steht, so dass das überlaufende Quecksilber über den Rand 
des eben abgeschliffenen Urglases unmittelbar in die Becher fallen 
muss. Je nach grösserer oder geringerer Menge des aufgefüllten 
Quecksilbers kann eine beliebige Empfindlichkeit des Instrumentes 
erreicht werden. Bei sehr sorgfältiger Auffüllung mittelst eines 
Saugers genügt schon eine ganz geringe Schwankung des Apparates, 
um ein reichliches Ueberlaufen des Quecksilbers in die umliegenden 
Becher, entsprechend der Fortpflanzungsrichtung der Bewegungs¬ 
welle, zu bewirken. 
Um die wirkliche Stossrichtung einer Erdbebenwelle zu beob¬ 
achten, ist es nöthig, das Instrument direkt auf dem Boden z. B. im 
Keller oder im bedeckten Hofe aufzustellen, vielleicht sogar um 
einige Centiraeter in den Boden einzulassen. Eine übergelegte Glas¬ 
platte schützt das Innere vor Verunreinigung. 
Die Billigkeit des Instrumentes macht eine grössere Verbrei¬ 
tung möglich; im Grossherzogthum Hessen sind auf Veranlassung 
des Herrn Prof. Lepsius an 50 verschiedenen Orten dergleichen 
Appaiate aufgestellt worden und haben auch bereits einige schwache, 
lokal beschränkte Erdstösse hierdurch registrirt werden können. 
Für die Bestimmung des Oberflächenmittelpunktes und der Propa¬ 
gationsform eines grösseren Erdbebens verspricht die Aufstellung 
einer grossen Zahl solcher Apparate über ausgedehntere Gebiete hin 
in der That gute Resultate. 
Der Vortragende theilt den Inhalt eines ihm aus 
Tabris in Persien zugegangenen Schreibens des Herrn 
Dr. Pohlig d. d. 9. Mai d. J. mit. Derselbe ist im April d. J. 
Sitzungsb. d. niederrhein. Gesellschaft in Bonn. 1884. 7 
