156 
i tratten. Vid fortsatt påtappning stiger qvicksilfret in i.cy¬ 
lindern B och i röret C, till dess det börjar rinna genom kra¬ 
nen d ut genom hålet d n , då kranen d slutes och det qvick¬ 
silfver som finnes i det lilla röret d 2 bortskaffas. Qvicksilfrets 
höjd i röret C afläses, sedan dess öfra planslipade ända blifvit 
medelst apparatens ställskrufvar inrigtad horizontelt efter ett 
litet dosvattpass, ställt på samma ända. Denna inrigtning är 
nödvändia; vid alla afläsninsar å röret C. Vid mvcket noa;- 
O o ti O 
granna bestämmelser antecknas äfven qvicksilfrets temperatur, 
En gas bringas i apparaten och mätes sålunda. Stål- 
röret E påskrufvas, som Fig. o utvisar, och sättes medelst 
cautschukrör i lufttät förbindning med det rör, hvarigenom 
gasen skall ledas till gasometern, hvarefter kranen d åter vri- 
des i läget ct. Det böjda glasröret M (Fig. 2) med litet på¬ 
lindad tråd i ena ändan inpassas med denna ända i trattens 
L pip, hvarefter röret I medelst handtaget H lutas, och kra¬ 
nen K öppnas då qvicksilfver utrinner och gasen således in- 
suges i apparaten. Efter slutad insugning slutes kranen K 
röret M uttages, I bringas åter i vertikalt läge och qvick¬ 
silfver i eller urtappas till dess det står till samma höjd i 
röret C och i cylindern B, då qvicksilfrets höjd på det gra¬ 
derade röret C. gasens temperatur äfvensom barometerhöjden 
observeras. Genom uppmätning af det utrunna qvicksilfrets 
volum, hvarifrån afdrages det som fanns i röret C ofvariföre 
dess nuvarande nivå, enligt den förr omnämnde calibrerings- 
tabellen, erhålles gasens volum, som sedan kan reduceras till 
0° och medelbarometerhöjd. Äfven kan man låta qvicksilfret 
stå högre i röret, och på sådant sätt göra så många control- 
lerande försök man åstundar. Då minst 3 observationer göras 
vid olika presshöjder erhålles så väl barometerhöjden som ga¬ 
sens volum vid medelbarometerhöjd, ehuru ej så noggrant som 
då man har en god barometer att tillgå. Genom ifyllning al 
uppmätt qvicksilfver till dess apparaten åter blir full, under det 
gasen får gå ut, har man den skarpaste kontroll på rigtig- 
heten af qvicksilfvets uppmätning. Naturligtvis kan volumen 
