162 
känd. Som bekant är Majocchi’s hygrometer (Pogg. Ann. 
LIV 148) grundad på denna sednare princip, ehuru måhända 
icke så skarp till detta behof som ifrågavarande apparat. 
I egenskap af Barometer utgör denna apparat riied de 
insatta spetsarne o i och o a , ungefär samma instrument som 
August’s och Kopp’s differential-barometer, ehuru ej så porta- 
tivt, men dock måhända fullständigare, dels derigenom att 
termometern angifver den temperaturhöjning som alltid inträffar 
vid luftens compression, dels emedan stigröret C är nära utan 
capillaritet, dels ock slutligen derigenom, att coefficienten för 
den aflästa differential-barometerhöjden för hvarje spets här 
kan bestämmas utan jemförelse med någon barometer, endast 
genom mätning af volumerna. 
4. En ny Gonyometer. — Herr Wallmark förevi¬ 
sade en af honom uppfunnen Gonyometer. Då detta instrument 
först i dessa dagar blifvit så färdigt att det nu kunde före¬ 
visas, och Herr W. ernade snart anträda en långvarigare utrikes 
resa*, anhöll han att framdeles, efter hemkomsten, få till K. 
Akademien ingifva en fullständig beskrifning med ritningar jemte 
de försök han med instrumentet då anställt, och att nu få in¬ 
skränka sig till följande korta redogörelse för instrumentets 
inrättning och bruk. 
På en trefot med ställskrufvar står intappad en stark 
vertikal pelare, som har mikrometerrörelse några grader i 
azimuth. På denna pelares öfra ända är fästad en stark ho- 
rizontel dubbelkon, på hvars tappar tvänne armar med hvar 
sin tub äro påsatte så, att dessa tuber kunna erhålla olika 
lutningar emot horizonten, under det deras optiska axlar alltid 
förblifva i samma gemensamma plan och skära vinkelrätt in¬ 
strumentets horizontela axel. Ändamålet med dessa tuber skall 
straxt visas. Igenom nämnde horizontela dubbelkon går kon¬ 
centriskt en tapp, på hvars ena ända, som under instrumen¬ 
tets begagnande är åt höger, vertikalcirkeln sitter. Inuti denna 
