Sitzung der naturw. Sektion vom 4. Juni 1894. 
57 
den Vorth eil g'rösserer Härte hat. In der Tliat wären die ela¬ 
stischen Nachwirkungen bei Chalcedonschneiden schwächer als 
später bei den Stahlschneiden. Aber infolge der grösseren 
Sprödigkeit sprangen aus den Chalcedonschneiden kleine Stück¬ 
chen heraus, und sie wurden jedesmal wieder unbrauchbar, 
wenn die Waage einigemal belastet worden war. Daher kehrten 
wir wieder zu Stahl zurück. — Die Schneiden werden bei den 
Stückrath’schen Waagen nicht durch Justirschrauben gehalten, 
sondern sind fest im Waagebalken eingesetzt; ihre Parallelität 
wird durch blosses Schleifen höchst vollkommen hergestellt. — 
Die Spannungen, welche im Waagebalken von dessen Her¬ 
stellung' her in den ersten Jahren der Wägungen noch vor¬ 
handen waren, Hessen, indem sie sich nachträglich ausglichen, 
die Parallelität der Schneiden immer wieder von Neuem ver¬ 
loren gehen. Nachdem der Waagebalken einige Tage in sie¬ 
dendem Wasser gelegen und sich mit diesem langsam abge¬ 
kühlt hatte, waren jene Spannungen definitiv verschwunden. — 
Die Lichtstrahlen, welche die Ablesung der Waage vermitteln, 
fallen auf einen Spiegel an der Oberseite des Waagebalkens. 
Letztere wird daher ein wenig wärmer als die Unterseite, und 
in Folge dessen krümmt sich der Waagebalken in dem Sinne, 
dass der Schwerpunkt nach unten rückt, und die Empfindlich¬ 
keit der Waage allmählich kleiner wird. Diese Störung' ver¬ 
schwand, nachdem alles überflüssige Licht durch enge Dia¬ 
phragmen, und die nicht leuchtenden Wärmestrahlen durch wäss- 
rig'e Alaunlösung beseitigt waren, und nachdem die Einrichtung 
getroffen war, dass das Licht für gewöhnlich durch eine Blech¬ 
klappe vollkommen abgeblendet war, welche nur jedesmal hoch¬ 
gezogen wurde im Augenblick der Ablesung der Waage. 
Die je ein Kilogramm wägenden Massen, welche als Ge¬ 
wichte dienten, mussten Kugelform haben, damit ihre Masse 
gegenüber der Gravitation als im Kugelmittelpunkt concentrirt 
angenommen werden konnte. Als Material war zuerst vergol¬ 
detes Messing' gewählt worden; aber die Kugeln zeigten bei 
gleicher Masse ein um mehrere Procent verschiedenes Volumen, 
vermuthlich infolge innerer Hohlräume. Das war für uns un¬ 
zulässig; da wegen der starken Volumendifferenzen der Auf¬ 
trieb der Luft einen zu grossen Einfluss erhalten hätte. Da¬ 
her wurden Kugeln von gegossenem, gehämmertem Kupfer 
gewählt, welche theils vergoldet, theils platinirt sind, und deren 
Massen und Volumina im Bureau international des poids et 
mesures zu Breteuil bei Sevres bestimmt wurden. Zur Com- 
pensation der kleinen Gewichtsdifferenzen dienten Häkchen 
aus Aluminiumdraht. 
