58 
' . / 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
Bei den in vorliegendem Bericht weiter nicht zur Sprache 
kommenden, noch nicht vollendeten Versuchen zur Bestimmung 
der mittleren Dichtigkeit der Erde kommt eine Bleimasse von 
etwa 2000 Centner zur Verwendung. Dieselbe ist uns aus den Be¬ 
ständen der kgl. preuss. Geschützgiesserei in Spandau über¬ 
wiesen worden. Um einen weiten Transport dieser grossen 
Masse zu vermeiden, haben wir eine der erdgedeckten Kase¬ 
matten in der Citadelle von Spandau als Arbeitsraum aus¬ 
gewählt, welche uns vom Kriegsministerium zu diesem Zwecke 
eingeräumt wurde. Die täglichen Temperaturschwankungen 
dringen nicht bis dorthin. Um die durch den Witterungswechsel 
veranlassten Schwankungen genügend abzuschwächen, wurde 
der Beobachtungsraum durch zwei doppelte Bretterverschläge 
mit Sägespänefüllung von dem äusseren Theile der Kasematte 
abgetrennt. So gelang es die jährliche Schwankung in die 
Grenzen +5° und +12° C. einzuschliessen. Sehr unangenehm 
war anfänglich die grosse Feuchtigkeit; eiserne Theile des 
Mechanismus zur automatischen Vertauschung der Gewichte 
rosteten, Holztheile verzogen sich, und immer wieder versagte 
der Mechanismus seinen Dienst. Wir haben die Feuchtigkeit 
wirksam und sauber erst dadurch beseitigen können, dass 
die ganze Innenseite des Beobachtung'slokales mit verlötheten 
Blechtafeln bekleidet wurde; zwei Bleipfannen mit Schwefel¬ 
säure, jede von etwa 2 qm Oberfläche, genügten dann, die 
relative Feuchtigkeit zwischen 50 und 80 Procent zu halten. 
Um die Waage gegen die Körperwärme des Beobachters zu 
schützen, ist dessen Platz durch eine doppelte Zinkwand mit 
Thür von dem übrigen Theile des Arbeitsraumes getrennt. 
Ferner ist die Waage noch eingeschlossen in einen Kasten mit 
doppelten Zinkblechwänden, welcher auf dem cementirten, mit 
Blech bedeckten Fussboden aufsteht und ungefähr 3 m breit, 
lang und hoch ist. Derselbe umschliesst auch den aus der 
Erde hervorragenden oberen Theil des Fundamentes für den 
Bleiklotz, sowie den ganzen Raum, welchen dieser bei den spä¬ 
teren Versuchen einnimmt. Die Gewichte bleiben bei der V er¬ 
tauschung stets innerhalb des Zinkkastens; die Stangen, Schnüre 
etc. der automatischen Vertauschung gehen durch die eine 
Seite dieses Zinkkastens und durch die oben erwähnte Zwischen- 
wand zum Platze des Beobachters. 
Die zur Beleuchtung dienenden Lampen stehen auf einer 
Console an der Aussenseite des einen Bretterverschlages und 
senden ihr Licht durch ein doppeltes Glasfenster in das Innere 
des Arbeitsraumes. Sämmtliche Manipulationen an der Waage 
geschehen vom Platze des Beobachters aus vermittels Stangen, „ 
