52 
Niederrheinische Gesellschaft in Bonn. 
dieser dosirten Mischung aus Aetherdarapf und Luft durchströmt 
wird. Die Durchströmungsgeschwindigkeit wird so gewählt, 
dass sie die Athemgrösse der Thiere (d. h. das von ihnen pro 
Minute geathmete Luftvolumen) noch übertrifft. 
Für den Menschen bewirken wir die Zuführung' des do¬ 
sirten Gemisches mit Hülfe einer vermöge ihres aufblähbaren 
Gummirandes luftdicht aufzusetzenden Maske; zur Vermeidung 
von Stagnation der Luft trägt dieses neue Maskenmodell eine 
Klappenvorrichtung, die zur Scheidung der Ein- und Ausath- 
mungsluft dient. Durch Beobachtung der Bewegung je einer 
vor der Ein- und Ausathmungsöffnung der Maske aufgestellten 
Kerzenflamme überzeugen Sie sich leicht, dass eine Rückwärts¬ 
bewegung der Luft durch die Klappen verhindert ist. Auch 
durch Beobachtung im Spiegel kann man sich von dem leich¬ 
ten Spiel und dem prompten Schluss der Klappen, der hörbar 
erfolgt, überzeugen. (Princip der Construction: 2 metallene 
Halbkreise liegen zu einem ganzen Kreise sich ergänzend mit 
ihren geraden Rändern aneinander, nahe der Peripherie tragen 
sie Durchbohrungen; eine dünne nur wenig kleinere, kreisför¬ 
mige Stanniolmembran liegt derart zwischen beiden Halbkreisen, 
dass sie die eine Platte über sich, die andere unter sich hat. 
Füllt nun diese Vorrichtung den Querschnitt eines Cylinders 
aus, der eine die Areale beider Halbkreisplatten trennende 
Scheidewand trägt, so ist auf diese Weise dein ersten der ge¬ 
rügten Uebelstände, dem ungenügenden Luftwechsel, abge¬ 
holfen. 
Bedeutend mühsamer war es, Mischungen von Aether- 
dampf mit Luft in bekanntem procentischem Verhältniss und 
von constanter Zusammensetzung als „dosirte Gemische“ zu 
präpariren. Die Aufbewahrung fertiger Mischungen in Gaso¬ 
metern war schon wegen der Grösse letzterer sehr unthunlich, 
ferner würden die Dämpfe des Aethers von dem Sperrwasser 
im Gasometer, worin sie sich leicht lösen, fortwährend absorbirt 
werden, wodurch jede präcise Kenntniss des Aethergehaltes der 
eingeschlossenen Luft illusorisch würde. — Sonach ergeben sich 
folgende Anforderungen an den zu construirenden Apparat: 
Die in den verschiedenen Phasen der Operation nöthige wech¬ 
selnde riefe der Narkose muss durch leicht zu verändernde do¬ 
sirte Gemische von Aetherdampf mit Luft erreicht werden; letz¬ 
tere sind nicht in Gasometern aufzubewahren, sondern müssen 
im Augenblick nach Bedarf hergestellt, gewissermassen impro- 
visirt werden. 
In der hier benutzten Anordnung werden zu constanten 
Luftmengen veränderliche Mengen flüssigen Aethers zugemischt 
