229 
For Kulsyrens Vedkommende stiller Forholdet sig noget ander¬ 
ledes. Her begynder Forsøget, som nævnt, for Hudens Ved¬ 
kommende i det Øjeblik, Frøen indesluttes i Recipienten, og for 
Lungernes, naar den kunstige Respiration indledes, idet dog den 
Tid, hvori Lungerne holdes sammenfaldne, medens Iltforsøgene 
indledes, maa subtraheres. Kulsyretallet for et af Respirations¬ 
apparaterne bliver følgelig sammensat af: Den Kulsyre, som er 
absorberet af Barytvandet, -f- al den Kulsyre, som findes i Appa- 
ratet ved Forsøgets Slutning, -f- den Kulsyre, som det indeholdt 
ved Forsøgets Begyndelse. Hovedmængden af Kulsyren findes 
naturligvis i Barytvandet, hvor den bestemmes ved Titrering. Hvis 
Recipienterne II og I findes at indeholde henholdsvis y u og cc. 
y 
Kulsyre, findes der i hele Apparatet ved Forsøgets Slutning —y 1 
-f" Tn- Ved Forsøgets Begyndelse er Apparaterne fyldte med Labo¬ 
ratoriets Stueluft, der antages at indeholde 0,08 % Kulsyre. Den 
Kulsyremængde, der skal subtraheres, bliver altsaa (F-f- v u ) 0,08. 
Alle Luftanalyser er udførte ved Hjælp af det af Bohr 
modificerede Pettersons Apparat, hvori der dog, efter Juli 1901, til 
Absorption af Ilten ikke er anvendt den af Petterson angivne 
Opløsning, men derimod pyrogallussurt Kali i meget koncentreret 
Opløsning, saaledes som angivet af Hal dåne (Lp. 467—68). 
Denne Væske absorberer langt hurtigere end Pettersons, og 
samme Portion kan anvendes til et meget stort Antal Analyser. 
Nogen Fare for Udvikling af Kulilte findes ifølge Haldanes Under¬ 
søgelse ikke ved saa stærke Opløsninger, som Talen er om (75 gr. 
Kalihydrat, 50 cc. Vand, 10 gr. Pyrogallussyre). Den eneste 
Ulempe, som denne Væske frembyder, er, at den er stærkt vand¬ 
sugende, saa at der med Omhu maa sørges for, at Analyseburetten 
er fugtig paa hele den indvendige Flade. 
Ved hver enkelt Række af Analyser er der foretaget Be¬ 
stemmelse af Tryk og Temperatur, hvortil er anvendt henholdsvis 
et Hævertbarometer, der aflæstes til 0,1 mm. og korrigeredes for 
Temperatur, og et Normalthermometer inddelt i Vio°. De direkte 
